L. Grunmacn: Messung von Erderschütterungen. 971 
I. Apparat zur Messung der maximalen Werte der auftre- 
tenden Beschleunigungen. 
Das Prinzip der Meßmethode besteht darin, daß der zu 
messende maximale Wert der auftretenden Beschleunigungen mit einer 
meßbar einzustellenden, also bekannten Beschleunigung verglichen 
wird, und läßt sich durch folgende einfache Betrachtung erläutern. 
Greift an einem auf ebener Unterlage ruhenden Körper von der 
Masse M außer der Schwere noch eine nach oben gerichtete Feder- 
kraft F an, so ist die Kraft P,, mit der der Körper auf der Unter- 
lage aufliegt, Big in), 
wo g die Erdbeschleunigung bedeutet. Wird die Unterlage mit einer 
Beschleunigung 5 nach unten bewegt, so ist die Kraft, mit der der 
Körper dann aufliegt, nur noch 
P=M(—b)—F. 
Wird nun die Beschleunigung 5 immer größer, so wird die Auflage- 
kraft P immer kleiner, und wenn P gleich Null geworden ist, findet 
eben noch zwischen dem Körper und seiner Unterlage Kontakt statt, 
der aber momentan unterbrochen wird, sobald 5 noch weiter wächst. 
Diese kritische Beschleunigung 
F 
He 
kann durch Veränderung der Federkraft F auf beliebige Werte zwischen 
Null und der Erdbeschleunigung g eingestellt werden. 
Um nun den Maximalwert der bei einer auf- und niedergehenden 
Bewegung der Unterlage auftretenden Beschleunigungen zu messen, 
stellt man die Feder zunächst auf eine solche Kraft F ein, daß der Körper 
mit seiner Unterlage sicher in Kontakt bleibt, und vergrößert dann all- 
mählich die Federkraft bis zu dem Momente der Kontaktunterbrechung. 
Sind die zu messenden Beschleunigungen größer als 9, so läßt man 
die Federkraft nach unten wirken. 
Die Einrichtung und Wirkungsweise des Apparates zur 
Messung der maximalen Beschleunigungen läßt sich am einfach- 
sten an dem einen horizontal liegenden Pendel des in Taf. VIII Fig. ı ab- 
gebildeten Dreipendelapparates erläutern. Der die stationäre Masse M 
tragende Hebel H ist bei A drehbar gelagert und ruht mit der Kugel A 
auf der plan geschliffenen Fläche des vertikal verstellbaren Ambosses ( 
auf. Der Druck, mit dem die Kontaktkugel des Hebels auf der Unter- 
lage aufliegt, kann in seiner Größe verändert werden durch die größere 
oder geringere Spannung der Federn F, bzw. F,, von denen die erstere 
dureh die Mikrometerschraube B gespannt werden kann. Die Bewe- 
