972 Gesammtsitzung vom 29. Juli 1909. 
gung der Mikrometerschraube in dem einen oder andern Sinn erfolgt 
durch das Sperrklinkenwerk S, welches auf elektromagnetischem Wege 
von der oberirdisch gelegenen Beobachtungsstation aus betätigt wird, 
und dessen jeweilige Stellung an einem dort, befindlichen, synehron 
arbeitenden Anzeigeapparat abgelesen werden kann. Die Reibung der 
Achse A in ihrem Lager wird bei diesem horizontal liegenden Pendel 
dadureh unschädlich gemacht, daß die Feder genau in seinem Schwer- 
punkt angreift, bei den beiden anderen vertikal hängenden Pendeln da- 
dureh, daß ihr Gewicht durch je eine in den Hülsen D, bzw. D, befind- 
liche Entlastungsfeder aufgehoben ist. Der Moment der Kontaktunter- 
brechung zwischen der Kugel AX und der ebenen Auflagefläche des vom 
Gehäuse isoliert angeordneten Ambosses € wurde in dem etwa 300 m 
von der Einmauerungsstelle entfernten Laboratorium mittels eines 
Saitengalvanometers beobachtet. 
Als geeignetstes Material für die Kontaktflächen erwies sich schließ- 
lich, nachdem längere Versuche mit verschiedenen Platin-Iridium-Le- 
gierungen sowie mit Spiegelmetall und Stahl weniger günstige Resul- 
tate ergeben hatten, eine von W.C. Hrräus in Hanau hergestellte 
Legierung von 50 Prozent Osmium mit 50 Prozent Iridium. Dieser 
Kontakt gewährleistet infolge der außerordentlichen Härte des Osmium- 
Iridiums eine vollkommene Unveränderlichkeit gegen mechanische Ein- 
wirkungen und hat sich auch in bezug auf seine Beständigkeit gegen 
atmosphärische Einflüsse auf das glänzendste bewährt. 
Die Theorie des Apparates läßt sich im Anschluß an die 
obigen Betrachtungen folgendermaßen entwickeln. Es sei / die Ent- 
fernung des Schwingungsmittelpunktes, Z die des Kontaktpunktes vom 
Drehungspunkt A des Pendels; ferner sei J das Trägheitsmoment des 
Pendels in bezug auf die durch A gehende Achse. 
Solange keine Erschütterungen stattfinden, sei wieder die Kraft, 
mit der die Kontaktkugel aufliegt, gleich P,. Bei dem horizontal 
liegenden Pendel wird diese durch die gemeinschaftliche Wirkung von 
Federkraft und Pendelgewicht hervorgebracht, bei den vertikal hän- 
genden Pendeln durch die Wirkung der Federkraft allein. Bewegt 
sich nun der Boden und mit ihm der ganze Apparat mit der Be- 
schleunigung 5 in der Richtung von Kontaktkugel nach Amboß, so 
ergibt sich nach einfacher Betrachtung die Auflagekraft zu 
Jb 
P=PR—- 
na 731 ’ 
also wenn — bei der Kontaktunterbrechung — F/ gleich Null wird, 
Dr Er Pr 
TR 
