974 Gesammtsitzung vom 29. Juli 1909. 
rungen) ein ungewöhnlich großer Registrierabstand erforderlich wäre, 
wodurch die Schärfe der Bilder beeinträchtigt würde, ganz abgesehen 
davon, daß ein so großer Abstand zwischen Spiegel und lichtempfind- 
lichem Papier bei ähnlichen Untersuchungen in der Praxis kaum 
zu Gebote stehen dürfte. Zwar kann man unter anderm den erforder- 
lichen Registrierabstand dadurch verkleinern, daß man die Drehungen 
des Pendels durch einen Hebelmechanismus schon in vergrößertem 
Maße auf den Spiegel selbst überträgt. In diesem Falle wären jedoch 
wieder bewegliche Zwischenglieder notwendig, die, wie vorhin erwähnt, 
die Sicherheit der Registrierung so schneller Schwingungen in hohem 
Maße gefährden. 
Das Horizontalpendel wurde deshalb zunächst mit mikrophoto- 
graphischer Registrierung ausgerüstet, dergestalt, daß die Bewegungen 
einer an der stationären Masse angebrachten Marke durch ein Projektions- 
mikroskop in jeder beliebigen Vergrößerung auf dem mit konstanter Ge- 
schwindigkeit bewegten lichtempfindlichen Papier aufgezeichnet werden 
können. 
Für die Messungen an den unterirdisch gelegenen unzugänglichen 
Stellen im Innern des Felsens kam zur Anwendung eine magneto- 
induktive Registrier-- und Messungsmethode, indem die Induktions- 
ströme, die durch die Relativbewegungen der stationären Masse gegen 
den Erdboden in einer in einem starken Magnetfeld befindlichen Spule 
erregt werden, durch ein Kabel nach oben geleitet und hier mit Hilfe 
eines Saitengalvanometers aufgezeichnet wurden. 
Um die nötigen Untersuchungen über die Brauchbarkeit sowohl der 
mikrophotographischen wie der magneto-induktiven Registriermethode 
an einem und demselben Pendel anstellen zu können, wurde das Ho- 
rizontalpendel deshalb zunächst so ausgeführt, daß die Registrierung 
sowohl auf dem einen wie auf dem andern Wege erfolgen konnte. 
Taf. VIII Fig. 2 stellt das Instrument mit mikrophotographi- 
scher Registrierung dar. An einer mittels Libelle und Stell- 
schrauben! nivellierbaren versteiften Grundplatte P ist der solide 
Träger 7 für das Horizontalpendel aufgeschraubt. An diesem Träger 
ist mittels der beiden Blattfedern F,, F, der dreieekartige Rahmen R 
aufgehängt, der an seinem vordern Ende die etwa 2 kg schwere 
parallelepipedische stationäre Masse M trägt, so daß diese in einer 
nahezu horizontalen ‚Ebene frei hin- und herschwingen kann. Zur Her- 
stellung einer geeigneten Schwingungsdauer des Horizontalpendels läßt 
! Die in der Figur sichtbaren Stellschrauben kamen nur bei den Vorversuchen 
im Laboratorium zur Anwendung; bei den eigentlichen Versuchen war die Grund- 
platte, wie auf Seite 970 angegeben, durch drei starke Bolzen mit dem Boden des Eisen- 
kastens verschraubt. 
