976 Gesammtsitzung vom 29. Juli 1909. 
der praktischen Seismometrie sehr wohl eignet, wird an anderer Stelle 
ausführlicher erörtert werden. Hier sei nur hervorgehoben, daß man 
dann bei Verwendung der üblichen Registriertrommeln als Lichtzeiger 
an Stelle des dunklen Bildes der Marke auf hellem Grund das Bild 
eines beleuchteten Punktes auf dunklem Grund benutzt, weil der Papier- 
ersparnis halber hier die Kurven meist in spiralförmigen Linien auf die 
Registriertrommel verzeichnet werden. 
Abgesehen von den Vorzügen, die die mikrophotographische Re- 
gistriermethode vor den üblichen photographischen besitzt, nämlich 
die Möglichkeit, auf leichte Weise den Registrierabstand zu verkürzen 
und die stärksten Vergrößerungen zuzulassen, hat sie auch vor der me- 
chanischen Registriermethode, der sie übrigens bezüglich der Schärfe 
der Kurven nahekommt, den nicht zu unterschätzenden Vorteil, daß, 
wie bei allen optischen Registriermethoden, wegen des Wegfalls jeg- 
licher Reibungs- und Trägheitswiderstände auch für starke Vergröße- 
rungen die stationäre Masse des Seismographen sehr klein gewählt 
werden darf, und daß man bei einem und demselben Instrument durch 
Auswechselung des projizierenden Objektivs leicht und rasch von einer 
Vergrößerung zur anderen übergehen kann. 
Um nun aber auch außer dieser mikrophotographischen Registrie- 
rung die eingangs erwähnte elektrische Registrierung aus der 
Ferne zu ermöglichen, ist die Herstellung eines künstlichen magne- 
tischen Feldes erforderlich, innerhalb dessen das Horizontalpendel, 
an dessen stationärer Masse zu diesem Zwecke zwei Induktionsspulen 
angebracht sind, seine Schwingungen ausführt. Diese Induktions- 
spulen sind konaxial an den beiden Seitenflächen der stationären Masse 
so angeschraubt, daß ihre Achsen parallel zur Schwingungsrichtung 
des Pendels liegen und durch dessen Schwingungsmittelpunkt hin- 
durchgehen. Die oben beschriebene durchbohrte stationäre Masse wird 
jetzt durch eine massive parallelepipedische ersetzt (Taf. VII Fig. 3). 
Die Enden der Wieklungen der Induktionsspulen stehen unter 
Vermittlung je zweier schmaler, nur 0.02 mm dicker Silberstreifen $, 
und S,, die in unmittelbarer Nähe der Drehungsachse angebracht sind, 
mit je einem auf der Grundplatte isoliert aufgesetzten Klemmenpaar 
in Verbindung, von denen in der Figur nur das eine Paar Ä,, X, 
sichtbar ist. 
Diese an der stationären Masse befestigten beiden Induktions- 
spulen schwingen frei mit sehr geringem Zwischenraum in dem radial 
verlaufenden Feld je eines aus bestem schwedischen Schmiedeeisen 
gefertigten Elektromagneten #,, E, (Topfmagnete), die nach Ent- 
fernung des Projektionsmikroskops und seines Fußes N symmetrisch 
