L. Grunmacn: Messung von Erderschütterungen. 977 
zu beiden Seiten der stationären Masse angebracht sind. Um eine 
gute Ventilation der von den Eisenzylindern umschlossenen Erregungs- 
spulen zu erzielen, sind in diese je vier Längsschlitze eingefräst. Die 
Enden der Magnetisierungsspiralen führen zu zwei isoliert auf der 
Grundplatte aufgesetzten Klemmenpaaren, von denen nur das eine 
ED, 
der Induktionsspulen ist absichtlich kein isolierendes Material, sondern 
in der Figur sichtbar ist. Als Material für die Spulenkörper 
Messing gewählt worden, um so auf bequemste Weise, nämlich auf 
elektromagnetischem Wege, die erforderliche Dämpfung (Dämpfungs- 
verhältnis gleich 5—15) für die Schwingungen des Pendels zu er- 
reichen. Auch bei Anwendung der mikrophotographischen Registrie- 
rung wurde zur Erzielung passender Dämpfung stets der eine am Ge- 
stell verbleibende Elektromagnet erregt. 
Die Aufzeichnung der Ströme, die infolge der Bewegung der mit 
dem Felsen in starrer Verbindung stehenden Elektromagnete gegen 
die von der stationären Masse getragenen Induktionsspulen in diesen 
induziert werden, erfolgte mittels eines Enermansschen Saitengalvano- 
meters, dessen Platinfaden mit Rücksicht auf die Kürze der Perioden 
der zu registrierenden Schwingungen auf eine Eigenschwingungsdauer 
von etwa 0.0015 Sekunde eingestellt war. 
Theorie der magneto-induktiven Registriermethode. 
Bei der Bewegung der Induktionsspulen im magnetischen Feld wird 
in ihnen eine elektromotorische Kraft induziert, die in jedem Augen- 
blick der Relativgeschwindigkeit des Bodens gegen die Mitte der 
Spule proportional ist. Unter der Voraussetzung, daß die Eigen- 
periode der Saite des Saitengalvanometers gegenüber der der zu 
messenden Schwingungen zu vernachlässigen ist, das Saitengalvano- 
meter also genau den Momentanwert des induzierten elektrischen 
Stromes verzeichnet, sowie unter der weiteren für unser Instrument 
fast genau zutreffenden Voraussetzung, daß die Spulenachse durch den 
Schwingungsmittelpunkt des Horizontalpendels geht, gestaltet sich die 
Bereehnung der registrierten Kurven in der Hauptsache folgender- 
maßen. Es bedeuten: 
! die Zeit in Sekunden, 
s die Ablenkung eines Bodenteilchens aus seiner Ruhelage zur 
Zeit {, ausgedrückt in mm, 
& den zu registrierenden Galvanometerausschlag in mm, 
i die diesem Ausschlag entsprechende Stromstärke in Ampere, 
e die Galvanometerkonstante, d. h. die Stromstärke in Ampere, 
die im Diagramm einer Ordinate von ı mm entspricht, 
W den Widerstand des aus Induktionsspule, Leitung und Gal- 
vanometer gebildeten Stromkreises, 
