1.. Vaiiiiio und F. I^crtrlo: Hariiziiekerbestiininunjj:.- 135 



Arzt Dr. A. D u h o m m e^) eine Bestimmungsmethode des Trauben- 

 zuckers mittels F e h l i n g'seher Lösung, die in Vergessenheit 

 geraten zu sein scheint, obwohl sie sich durch Einfachheit der Hilfs- 

 mittel, der Handhabung und der Berechnung des Analysen- 

 ergebnisses auszeichnet. 



Keines der größeren Lehrbücher der Harnanalyse erwähnt 

 auffallender Weise dieses Ausführungsverfahren; nur Dr. C* a r 1 

 Bruno S c h ü r m a y e r - Berlin iDringt in seinem Werke ,, Harn- 

 untersuchungen und ihre diagnostische Verwertung" eine Be- 

 sehreibung unter dem Xamen ..Limousin". Limousin" 

 hat jedoch diese Methode nicht ausgearbeitet, sondern war ein 

 Apotheker, die die nötige Apparatur in den Handel brachte. 



Die Vort?ile, die D u h o m m e s Methode für klinische Be- 

 dürfnisse zu bieten scheint, haben uns zu einer Nachprüfung und 

 Kritik auf Grund der Originalliteratiu- veranlaßt. 



Der Limo u s i n'sche Apparat^) besteht aus zwei Tropfen- 

 zählern; der eine davon ist für den Harn bestimmt und auf 1 ccm 

 geeicht; der andere dient wie eine Pipette oder Bürette zum Ab- 

 messen des Reagens. 



Als Reagens verwendet man 2 ccm F e h 1 i n g 'scher 3) Lösung 



^) R-epertoir de pharm., Jhrg. 1874, vS. 67. Bulletin general de 

 therapeutique 90 (1875), 163, 214, 261. Bulletin et iremoires de 

 therapeutique; le 28. niai 1876. 



-) Compte-Gouttes gradue de Limousin. Pharmacie Limousin. 

 Place de la Trinite. Paris. Instmetion pour le dosage du Glucose dans 

 les urines des diabetiques au m.oyen du compte-gouttes. Par S. Limousin. 

 Paris. Asselin & Cie. 1887. 



In Deutschland ^^'u^de Liniousins Apparat durch die Salomons- 

 Apotheke in Leipzig und die Firma W a r m b r u n n &: Q u i 1 i t z in 

 Berlin in den Handel gebracht. Aehnliche Apparate stellt die sächsische 

 Verbandstoff fabrik in Radebeul b. Dresden her. Einer von dem Apo- 

 theker Arnold Wolf in Hamburg hergestellten Apparatiu* widmet 

 Dr. Grube in der ,, Münchener medizinischen Wochenschrift" 1907, 

 S. 1080, eine empfehlende Besprechung. 



^) Die F e h 1 i n g'sche Lösung hat die übliche Zusamn^en- 

 setzutig : 



I. 34,639 g reines, krystalHnisches Kupfersulfat löst man in 



200 ccm Wasser und verdünnt auf cOO ccm. 



IL 60 g XaOH werden in gleichem Volumen Wasser gelöst ; 



nach Zusatz einer Lösung von 173 g Seignettesalz in 



300 ccm Wasser ergänzt man gleichfalls auf genau 500 ccm. 



Die Lösungen I und II werden vor Gebrauch zu gleichen Teilen 



gemischt. 



