L. Vaniiio und 1*' Bd'tcl«': Tlarii/Aickcrl^stinimung. J.'»9 



gtt. % gtt. % 



1 20 21 0,952 



2 10 22 0,909 



3 6,()G 23 0,869 



4 r),00 24 0,835 



5 4,00 25 0,800 



6 3,33 20 0,769 



7 2,856 27 0,74 



8 2,5 28 0,71 



9 2,222 29 0,689 



10 2 I 30 0,666 



11 1,817 31 0,645 



12 1,666 32 0,625 



13 1,539 I 33 0,606 



14 1,42 34 0,5873 



15 ..... . 1,33 35 0,5714 



16 1,25 36 0,5555 



,17 1,17 1 37 0,5405 



18 1,11 38 0,5262 



19 1,105 39 0,5131 



20 1,000 I 40 0,5000 



Für eine völlig einwurfsfreie Bestimmung ist es unerläßlich, 

 den Harn nach einer Vorprüfung auf einen Gehalt von etwa 1% 

 Traubenzucker zu bringen, da bekanntlich nach S o x h 1 e t's 

 Untersuchungen der Verdünnungsgrad der Lösung, sowie längere 

 und kürzere Dauer des Erhitzens das Reduktionsverhältnis ver- 

 schieben (cf. Fußnote 3, S. 134). Das ist bei Benutzung der Tabelle 

 wie bei der Berechnung nicht zu vergessen. 



Was das Instrumentarium betrifft, so ist die völlige Gleich- 

 mäßigkeit der Tropfen während eines Versuchs die Grundlage 

 des Verfahrens. Bei der Beurteilung des Instruments wie bei seiner 

 Handhabung ist das die wichtigste Voraussetzung. Bei dem Ein- 

 fluß der (konstanten) Abtropffläche auf die Tropfengröße muß 

 das Ende der Kapillare glatt und scharf abschneiden. Der Durch- 

 messer der Kapillare darf nicht mehr als 3 mm betragen, wenn 

 ein Tropfenzähler 1 ccm Wasser in 20 — 25 Tropfen zerlegen soll. 



Zahlreiche mit Traubenzuckerlösungen und Harnen unter 

 Berücksichtigung dieser Verhältnisse ausgeführte Untersuchungen 

 lassen Duhomme's Methode als ein rasches und brauchbares 

 Verfahren erscheinen, welches sich insbesondere auch für Lazarette, 

 denen kein Polarimeter zur Verfügung steht, eignen dürfte. 



München, im Januar 1917. 



