70 SCHWENDENER UND KRABBE: 



bude errichtet, in welcher die Apparate zum Schutz gegen Regen Platz 

 fanden. Die Versuchsobjeete waren nur dem durch die offene Seite ein- 

 fallenden Licht ausgesetzt, da die Bude innen schwarz angestrichen war. 



Um die Versuche in der von uns beabsichtigten Weise durchführen 

 zu können, erwiesen sich die bisher gebräuchlichen Klinostate sehr bald 

 als unzureichend. Die geringe Federkraft derselben ist hauptsächlich der 

 Grund, weshalb man sich in den bisherigen Versuchen fast ausschliefslich 

 auf Keimpflanzen, abgeschnittene Pflanzentheile oder Topfpflanzen von 

 geringem Gewicht beschränken mufste. Aus verschiedenen Gründen lag 

 uns daran, m der Wahl der Objecte möglichst weiten Spielraum zu ge- 

 winnen und die Untersuchungen auch auf gröfsere, z. B. strauchartige 

 Pflanzen ausdehnen zu können, da hier die Orientirungstorsionen in be- 

 sonders ausgeprägter Form zur Beobachtung gelangen. Da abgeschnittene 

 Pflanzentheile fast stets unbrauchbare Ergebnisse liefern, so mufsten die 

 Apparate befähigt sein, die Pflanzen in toto mit dem oft ziemlieh schweren 

 Blumentopf zu drehen. Zur Erzielung einer solchen Leistungsfähigkeit 

 wurden von dem hiesigen Mechaniker Heele zwei grofse Apparate mit 

 bedeutender Federkraft angefertigt. Da dieselben bereits in der Zeitschrift 

 für Instrumentenkunde 1885, Heft 4, — jedoch ohne die später an- 

 gebrachten Veränderungen, — beschrieben sind, so genügen hier ein paar 

 orientirende Bemerkungen. Bei richtiger Benutzung der zum Centriren und 

 Contrebalaneiren der Versuchsobjeete angebrachten Vorrichtungen vermögen 

 unsere Apparate mehrere Kilogramm schwere Töpfe mit Leichtigkeit zu 

 drehen ; dabei zeigen sie einen überaus gleichmäßigen und so ruhigen 

 Gang, dafs auch die geringste Erschütterung der Objecte vermieden ist. 

 Die Rotationsgeschwindigkeit läfst sich innerhalb weiter Grenzen beliebig 

 bestimmen, so dafs ein Umlauf der Rotationsaxe alle Werthe von 10 bis 

 60 Minuten erreichen kann. In unseren Versuchen erfolgte eine Um- 

 drehung gewöhnlich in 30 Minuten, wobei die Apparate etwa 36 bis 

 40 Stunden laufen. 



Von der geringen Federkraft und anderen Momenten abgesehen, liegt 

 ein fühlbarer Mangel in der Construction der kleineren Klinostate auch in 

 dem Umstände, dafs die zur Aufnahme der Versuchsobjeete bestimmte 

 Rotationsstange unbeweglich an die zapfenförmige Verlängerung einer der 

 Laufaxen des Uhrwerks festgeschraubt wird. Das bedingt bei etwas 

 schwereren Gewichten leicht Verbiegungen der Axen und Störungen im 



