6 H. K A Y S E R UND C. RüNGE! 



theilweise übersehen kann. Die vordere Platte D besitzt nur in ihrer 

 oberen Hälfte bei F eine spaltförmige Öffnung, vor welche nach innen zu 

 eine Fluoritplatte G gekittet ist. Vor der unteren Hälfte der Platte D sitzt 

 der Träger H für die photographische Platte: es ist ein, wie die Figm- 

 zeigt, gebogenes Stück Messingblech, welches sich auf vier Stäben ver- 

 schieben läfst. Vier Federn / drücken dasselbe von D ab, während die 

 Schrauben K es festhalten. Unter diese Schrauben wird auch die photo- 

 graphische Platte L geschoben. Das Trägerblech H ist oben umgebogen, 

 um zu verhindern, dafs directes Licht vom Spalt zur photographischen 

 Platte gelangt. Auf der äufseren Seite der Platte D ist vor der Öffnung 

 F der Spectralspalt M angebracht. Er läfst sich mikrometrisch in seiner 

 Ebene drehen, so dafs er genau parallel den Gitterfurchen gestellt werden 

 kann, bekanntlich eine Hauptbedingung für scharfe Spectra. 



Im andern Ende des Rohres steht das Concavgitter N, gehalten von 

 dem Gestell 0. Es ist ein Gitter von etwa 306''"' Krümmungsradius, vier 

 englischen Zoll Breite, 568 Linien pro Millimeter. Das Gestell gestattet eine 

 Drehung des Gitters um eine horizontale und eine verticale Achse (in der 

 Zeichnung ist letztere Vorrichtung fortgelassen), so dafs das Gitter sich so 

 justiren läfst, dafs die vom Spalt ausgehenden Strahlen ein scharfes 

 Speetrum auf der photographischen Platte erzeugen für jede beliebige 

 \\ ellenlange. Dazu inufs natürlich das Gittergestell etwas vorwärts oder 

 rückwärts geschoben werden. Im Innern des geschwärzten Rohres sind 

 noch mehrere Blenden angebracht, welche alles etwa von den Wänden 

 lvllectirte Licht von der photographisehen Platte abhalten. An das grofse 

 Rohr A ist endlich hinten ein Seitenröhrchen P befestigt, welches zu 

 Luftpumpe und Manometer führt. Der ganze Inhalt des Rohres beträgt 

 etwa 60 Liter: mit einer zweistiefeligen Luftpumpe können wir in etwa 

 zehn Minuten l>is auf einige Centimeter Druck evaeuiren. 



\\ ir haben, wie man sieht, bei dieser Einrichtung auf die Normal- 

 stellung des Rowland'schen Gitters verzichtet. Die Platte liegt nicht im 

 Krümmungsmittelpunkt des Gitters; wir erzeugen folglieh auf ihr kein 

 normales Speetrum. Da es sich aber nur run die kürzesten Wellenlängen 

 handelt, ist die Abweichung vom normalen Spectrum höchst unbedeutend 

 und kann aufserdem leicht in Rechnung gezogen werden. Die Einrichtung 

 hat dafür den Vortheil. dafs der auszupumpende Raum so klein wie 

 möglich gemacht ist. 



