Der grofse Sternhaufen im Hercules Messier 13. 7 



graphischen Refractors angebracht sind, während sich die Lichtquelle im 

 Brennpunkte des Objectivs befindet. Der Zweck der aufcopirten Gitter ist 

 ein zweifacher. Einmal ist durch die Verwendung derselben die Erleichte- 

 rung gewährt, dafs die directen Messungen mit der Schraube nur innerhalb 

 des Strichintervalls, also innerhalb 5 mm , ausgeführt werden, während alle 

 gröf'seren Distanzen resp. rechtwinklige Coordinaten durch Addition der 

 bekannten Gitterintervalle erhalten werden. Der Hauptzweck ist aber darin 

 zu suchen, dals das auf'copirte Gitter allen Verzerrungen der Gelatinesehicht, 

 welche beim Hervorrufen der Bilder entstehen, mit unterworfen ist. so dals 

 nur noch locale Verzerrungen innerhalb des Strichintervalls für die Messungen 

 in Frage treten. Dafs diese letzteren aber praktisch fast ganz zu vernach- 

 lässigen sind, habe ich an anderer Stelle 1 ) gezeigt. 



Es ist bei der Verwendung derartiger Gitter nur erforderlich, für jede 

 Aufnahme den Bogenwerth des Gitterintervalls aus auf derselben Platte be- 

 findlichen Sternen zu ermitteln: alsdann ist es gleichgültig, bei welcher 

 Temperatur das Aufcopiren, das Exponiren am Fernrohr und das Ausmessen 

 geschieht. Eine Verzeichnung durch das Objectiv wird vermittelst der Gitter 

 nicht eliminirt: es ist aber bekannt, dafs die t'onstruction des Steinheil- 

 sehen Objectivs innerhalb des benutzbaren Gesichtsfeldes eine merkliche 

 Distorsion ausschliefst. 



Zur Ausmessung des Sternhaufens habe ich den für die Zwecke 

 der Himmelskarte von den HH. Repsold kürzlich angefertigten Mefs- 

 apparat benutzt. Das mit dem Untergestell desselben unbeweglich ver- 

 bundene Mikroskop enthält zwei zu einander senkrechte Mikrometer, ver- 

 mittelst welcher man rechtwinklige Coordinaten innerhalb eines durch 

 die erwähnte Gittertheilung gebildeten Quadrates messen kann. Die photo- 

 graphische Platte befindet sich unterhalb des Mikroskope* justirliar auf 

 einem Rahmen, welcher durch zwei einen rechten Winkel mit einander 

 bildende Schlitten parallel zu den Gitterstrichen und zu den Mikrometer- 

 schrauben verstellt werden kann, so dafs es ein Leichtes ist. jedes Quadrat 

 der Platte in das Gesichtsfeld des Mikroskopes zu bringen. Eine Theilung 

 mit Index auf diesen Schlitten gibt die Nummer der Gitterstriche an. 

 welche das unter dem Mikroskope befindliche Quadrat bilden. Das Ver- 

 fahren beim Messen mit diesem Apparate ist demnach das folgende. Man 



M Zeitschr. f. [nstrumentenkunde 1891. IJjuhI XI. 



