8 J. Scheines: 



bringt zunächst beide Mikrometerschrauben auf die Nullablesung der mitt- 

 leren Revolution und stellt alsdann vermittelst der grofsen Schlitten das 

 betreffende Quadrat der photographischen Platte so unter das Mikroskop, 

 dafs der Durchschnittspunkt der Fäden dem Augenmafse nach in der Mitte 

 des Quadrates liegt. In dieser Lage wird der Rahmen, welcher die Platte 

 trägt, festgeklemmt. Das Mittel der Ablesungen der Mikrometerschrauben 

 bei Einstellung auf die zwei einander gegenüberstellenden Striche des 

 Quadrates ergibt den Nullpunkt des Quadrates und ihre Differenz den 

 Schraubenwerth für das betreffende Gitterintervall. Die Einstellung auf 

 Sterne innerhalb des Quadrates gibt alsdann deren rechtwinklige Coor- 

 dinaten in Bezug auf ein Coordinatensystem, dessen Nullpunkt die Mitte 

 des Quadrates ist. 



Es würde für alle normalen Verhältnisse genügt haben, dem Mikroskope 

 nur ein Mikrometer zu geben, dasselbe aber dafür mit einer Drehung um 90° 

 zu versehen, eine Einrichtung, welche der zur Ausmessung der Sonnen- 

 photographien benutzte Mefsapparat des Potsdamer Obsei"vatoriums besitzt. 

 Die mit einiger Übung sehr leicht zu erlernende gleichzeitige Messung 

 in beiden Coordinaten bringt indessen einige sehr wichtige Vortheile mit 

 sich, von denen einer in der wesentlichen Abkürzung der Zeit besteht: 

 der Hauptvortheil dieser Einrichtung ist aber darin zu suchen, dafs bei 

 dicht zusammenstehenden Objecten eine sonst leicht eintretende Verwechse- 

 lung der zusammengehörenden Coordinaten vermieden wird. Eine Aus- 

 messung des so dicht gedrängten Sternhaufens im Hercules würde ohne 

 diese Einrichtung gar nicht möglich gewesen sein. 



Bei der Messung in rechtwinkligen Coordinaten werden beide Fäden 

 des Mikrometers in ihrer vollen Länge benutzt, und hiermit ist gegenüber 

 den Distanzmessungen der kleine Nachtheil verknüpft, dafs Abweichungen in 

 der Senkreehtstellung der beiden Mikrometerschlitten und der Fäden, ferner 

 Fehler in der Schlittenführung in die Messungen eingehen und also er- 

 mittelt werden müssen. 



Eine genauere Beschreibung des Mefsapparates wird an anderer Stelle 

 erfolgen; die vorstehenden kurzen Angaben dürften zum Verständnisse des 

 Folgenden genügen, und es möge nur noch erwähnt werden, dafs in 

 Beziehung auf alle praktischen Einzelheiten: Bewegung des Oculars, so 

 dafs das zu messende Object sich stets unter der Mitte der Ocularlinse 

 befindet, bequeme Ablesung der ganzen Schraubenrevolutionen, Verwendung 



