Der grofse Sternhaufen im Hercules Messier 13. 9 



eines gebrochenen Mikroskopes behufs bequemerer Kopfhaltung u. s. w. 

 der Apparat auf das beste ausgestattet ist. Seine Stabilität ist eine sehr 

 bernerkenswerthe. indem Änderungen in der Stellung des Mikroskopes zur 

 Platte innerhalb mehrerer Stunden, ja seil ist Tage nicht zu erkennen waren. 



Vor Beginn der eigentlichen Messungen landen Voruntersuchungen 

 über die Mikrometer und über die aufcopirten Gitter statt. 



Eine Untersuchung der beiden Schrauben führte zu dem Ergebnisse. 

 dafs sowohl die periodischen als auch die fortschreitenden Fehler den 

 Betrag von r 001 = 0"02 nicht übersteigen. Da nun in die Rechnungen 

 nur Tausendstel Revolutionen eingeführt worden sind, so brauchten diese 

 Fehler nicht weiter berücksichtigt zu werden. Dagegen zeigte es sich, 

 dafs, wenn der Doppelfaden eines der Mikrometer zu einem der Gitter- 

 striche parallel gestellt worden war, die Parallelstellung nach Fort- 

 führung auf den nächsten. 5' entfernten Strich nicht mehr stattfand. 

 Drehung der optischen Theile des Mikrometers änderte an dieser Er- 

 scheinung nichts, und es lilieb daher nur die Annahme übrig, dafs die 

 Schlittenführung von einer Geraden abwich. Genauere Untersuchungen, 

 auch in den Zwischenstellungen der Schrauben, zeigten, dafs es völlig 

 genügend war. die Schlittenführung als ein Kreisstück anzusehen und 

 somit die Richtungsänderung der Fäden als gleichmäfsig durch das ganze 

 Gesichtsfeld hindurch anzunehmen. Es war demnach nur erforderlich, 

 den Betrag der sehr geringen Richtungsänderung für die Distanz der 

 Gitterstriche zu ermitteln, wozu die Einstellungen auf die Gitterstriche 

 während der Ausmessung selbst das genügende Material boten. Die er- 

 haltenen Beobachtungsdaten hierüber werden weiter unten mitgetheilt 

 werden; dieselben geben als Maximalwerth der aus der veränderlichen 

 Fädenrichtung resultirenden Fehler für die eine Schraube r 006 und für 

 die andere r 004. 



In Betreff der aufcopirten Gitter war zu prüfen, <>1> die Striche völlig 

 parallel zu einander lagen, und ob das mittlere Intervall der Striche der 

 einen Richtung gleich dem der Striche in der dazu senkrechten Richtung 

 war. Die hierauf sich beziehenden Untersuchungen haben zu durchaus 

 befriedigenden Resultaten geführt: es liefs sich eine Convergenz der Linien 

 und ein Intervallunterschied nicht mit Sicherheit nachweisen. 



Die beiden Aufnahmen wurden erhalten: Platte I 1891 September 9, 

 19 h 4 m bis 21 h l m Sternzeit: Platte II 1891 September 10, 19 h I8 m bis 20 h 



Math. Abh. nicht :ur Akad. gehör. Gelehrter. 1892. I. 2 



