7(1 .leiisoi. Iv(ill)(irst(_'i' und Perlcwitz. 



IL Durchdringende Strahlung. 



Von Chr. Jensen und W. Kolhörster. 



Zur Messung' der durclidring'endeu Strahlung wurde die von 

 Kolhörster') angegebene und von ihm au anderen Orten ausfühi'lich 

 beschriebene neue Form des Apparates nach Wulf verwendet, derselbe 

 Apparat, der schon auf drei anderen Fahrten bis zu Höhen von 4000, 

 4300 und 6300 m zu gleichem Zweck mit Erfolg g-edient hatte. Nach 

 den Pi'üfungen sind seine Angaben vom Druck so gut wie unabhängig, 

 Tempei-atureinfliissen gegenüber ist sein Verhalten wohldetiniert. Bei 

 nicht zu großen und schroffen Temi>eraturiinderungen sind die hierdurch 

 bedingten F'ehler zu vernachlässigen, hingegen bringt großer und wechselnder 

 Gang, wie bei jeder derartigen Vorrichtung, größere llnsicherheit in die 

 Ergebnisse uiul setzt die AfeßfehhM'grenze herauf. Um den Temperaturgang 

 so viel wie möglich auszuschalten, wai' der Ai)i)aiat schon bald nach den 

 oben erwähnten Fahrten mit einem 1 cm dicken b'ilzübei'zuge versehen 

 worden, der die Temperatur nur langsam zu- und abführt, auch den 

 Apparat nicht unhandlich macht. Fi- läßt sich leicht au- und abschnallen, 

 gewiihrt größere Sicherheit beim Transjjort; besondere Klap])en im h^ilz 

 ermöglichen rasches Bedienen des Elektrometers, ohne den Übeizug 

 entfernen zu müssen. Ein Quecksilber-Thermometer, an derselben Stelle 

 des Deckels wie bei der Eichung angebracht (attachiert). dient zum 

 Verfolgen der Tem))eratur des Apparates. Längere Beobachtungsreihen. 

 die Kolhörster im Winter ]itl3 14 im Physikalischen Institut zu 

 Halle a. d. S. mit und ohne Schutzmantel ausfühi'te. zeigten, daß nur 

 bei extremen '^remj)eraturverliältnissen die ^"erweiuliuig des Überzuges 

 von Nutzen war; die Temperaturkompensatiini ist etwas übei'kompensiei't. 

 der Einfluß desTemi)eraturganges dadurch stark vermindeit. Nebenbei stellte 

 sich auch heraus, daß die geringem Schwankungen in den Angaben beim 

 täglichen Verlauf durchaus nicht in dem]\laße auf K(M'hnung von Temperatur- 

 einflüssen zu setzen sind, wie mau nach den bisherigen P^rgebnissen 

 anderer Beobachter") annehmen sollte, und daß wiedei'um eine ausgeprägte 

 tägliche Periode der durchdringenden Strahlung im Zimmer nicht fest- 

 zustellen war. Diese sowie die früheren Ei'fahrungen machten es sehr 

 wahrscheinlich, daß die bisher mit dem Apparat gewonnenen Ergebnisse 

 durch Temperatureinflüsse nicht wesentlich gefälscht sein konnten. Auch 

 sprach die gute Übereinstinunung der auf den drei oben erwähnten Fahrten 

 erhaltenen Eesultate nicht dafür, obwohl das Elektrometer damals ohne 



') Vgl. hierzu W. Kolhörster: Phys. Zs. 14, 1066 und 115;5, ];»13: Ahh. der Xaturf. 

 Ges. zu Halle a. d. S., Neue Folge, Nr. 4, Halle a. d. S., 1914. 



-) Z. B. K. Bergwitz: Phys. Zs. 14, 953, 1913; C. Domo: Phys. Zs. 14, 95(5, i;)13. 



