ИЗВ-БСТШ императорской АКАДЕМ1И НАУКЪ. 1904. ЯНВАРЬ. Т. XX, № 1. 



(Ви11е1ш йе ГАсайёшхе 1трвпа1в (1е8 Зсхепсез с1в 8^.-Рё1егзЪоиг^. 

 1904. 1апУ1ег. Т. XX, № 1.) 



Изсл'Ьдован1е спектрограсО»! Пулковской Обсерватор1и 



№ III. 



А. Б'Ьлоггольскаго. 



(Доложено въ зас'Ьдаши Физико-математическаго отд'Ьлен^я 28-го января 1904 г.). 



Новый спектрограФъ предназначался для 30^ — рефрактора. Его 

 разм'Ьры находятся въ прямой зависимости отъ разм-ЬроБЪ башни рефрак- 

 тора, а потому длину коллиматора спектрографа нельзя было сд'Ьлать 

 больше 600 шш. Отношен1е Фокуснаго разстоян1я и полнаго отверст1я кол- 

 лиматора согласно съ таковымъ-же для рефрактора, т. е. = 18,5. 



Важно, чтобы лучи звезды, проходя черезъ щель заполнили весь 

 объективъ коллиматора. Для опред'§лен1я д1аметра пучка этихъ лучей за 

 коллиматоромъ, передъ призмами помещалась Фотографическая пластинка, 

 на которой при достаточной экспозиц1и (30 мин. для зв-Ьздъ а Лиры и а 

 Возничаго) получается кружокъ. По многимъ снимкамъ найдено, что Д1а- 

 метръ кружка = 32 тт. Такъ какъ дхаметръ коллиматора = 34 шт. то 

 онъ Д1афрагмируется до 31 тт. При искусственномъ источник-Ь св^Ьта 

 (Вольтова дуга) между нимъ и щелью пом-Ьщается матовая пластинка. 



Объективъ коллиматора можно приближать и удалять отъ неподвижно- 

 укр-Ьпленной щели, причемъ его передвижен1е отсчитывается на шкал'Ь. 

 Когда найдено надлежащее положен1е, его закр^пляютъ. 



Обыкновенно щель располагается въ ФокусЬ коллиматора (напр. лучей 

 Ну). Однако можно также искать такого расположенхя,- чтобы отчетливость 

 спектра наимен-Ье страдала отъ изм'Ьнен1я температуры во время экспози- 

 щи; можно также искать такого расположен1я, при которомъ отчетливость 

 линш замечается на возможно большомъ протяжен1и спектра. 



Обратимся къ разсмотр'Ьн1ю услов1я, когда отчетливость лин1Й должна 

 независ'Ьть отъ перем'Ьнъ температуры ; нужно для этого розыскать, вблизи 

 какого положен1я коллиматора (какого отсчета на шкал-Ь) Фокусировка ка- 

 меры спектрографа мен4е всего меняется. Для этой ц-бли ФОтограФИ^)Овался 

 спектръ солнца при разныхъ отсчетахъ шкалы коллиматора и находился 



Фаз. -Мат. Отд. I 1 



