ИЗСЛЪД0ВАН1Е СПЕКТРОГРАФА ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРШ № 3. '11 



Положен1е для Ш • Т^ — 2?4. 



X N-^-x X К-*-х 



384(Л[л 14.9 396[лр. 17.8 



388 15.6 400 18.5 



392 16.7 



Для последней области пластинка совсЬмъ не им-Ьеть Фокусировки, 

 т. е. ею МОЖНО пользоваться только для ФотограФирован1я отд'Ьльныхъ 

 линш. 



СпектрограФЪ снабжонъ автоматическимъ электрическимъ термоста- 

 томъ, поддерживающимъ любую температуру въ пред-Ьлахъ 0?1 С. (Опи- 

 саше его см. ХеНзсЬг. Шг 1п81гит.-Кипс1е, 1900). 



Поправки отъ кривизны спектральныхъ лин1й. 



Призмы спектрографа и щель выв-Ьряются такъ, чтобы лин1и не им-бли 

 наклона къ направлен1ю спектра, чтобы касательная, проведенная къ сере- 

 дин'Ь лин1и была перпендикулярна къ направлен1ю спектра. Лучше всего 

 э^о изсл'Ьлуется совм-Ьш,ен1емъ двухъ спектрограммъ, искуств. спектра 

 жел-Ьза, накладывая пленку па пленку. Средняя часть лин1й (очень узкая) 

 экспонируется дольше, всл^дствхе этого по всей длин'Ь спектра получается 

 тонкая полоска передержаннаго спектра. При наложен1И пластинокъ сред- 

 Н1Я полоски совм'Ьщаются ; тогда при наличности мал'Ьйшаго наклона онъ 

 ясно выступить, ибо взаимный паклонъ лин1Й равенъ двойному наклону къ 

 направлен1ю спектра; изменяя положен1е щели легко его довести до нуля. 



Изсл'Ьдован1е кривизны лин1й также удобн-Ье всего производить на 

 двухъ совм'Ьщенныхъ пленками пластинкахъ со спектромъ железа. При 

 этомъ однородные концы спектрограммъ располагаютъ въ разныя стороны 

 и посл-Ьдовательно сближаютъ между собою лйн1и одной и той же длины 

 волны эвира. Тогда очертанхя двухъ такихъ лин1й даютъ симметричную 



