БЫСТРО ДФЙСТВУЮЩШ водяной СОБИРАТЕЛЬ. 109 



нечникъ пульверизатора мы старались до н-бкоторой степени защитить отъ 

 перем'Ьнпыхъ вн-Ьшнихъ вл1янш на распред'Ьлен1е потеншала, соединяя съ 

 землей листъ влажной бумаги, пов1;шенный противъ пульверизатора. 



По приближенному расчету электрическш токъ, обусловленный дЫ- 

 ств1емъ пульверизац1и воды, равнялся 2 х 10~' ампера. 



Другой разъ той же лейденской банк-Ь сообщался по очереди полонш- 

 тельный и отрицательный зарядъ, а работа пульверизатора регулировалась 

 т^мъ, что ручная груша его нажималась единообразно 60 разъ за минуту; 

 разницы д'Ьйств1я пульверизатора при томъ и другомъ знак-Ь заряда изъ 

 этихъ опытовъ не обнаружилось, и циФры получились почти т* же, что п 

 въ первый разъ, именно: 



потеря для положительнаго заряда — 36 вольтъ въ 1 минуту 

 » » отрицательнаго » — 37 » » » » 



Св-Ьча по прежнему давала въ среднемъ 1 1 вольтъ въ минуту, для 

 обоихъ знаковъ одинаково; всл-{;дств1е большой сухости въ комнатЬ, на 

 этотъ разъ трудн'Ье было избавиться отъ вредныхъ электрическихъ вл1ян1Й 

 и колебан1я въ результатахъ были гораздо значительн1Ье. 



Большое превосходство д-Ьйств^я пз'льверизатора передъ свечей ука- 

 зываетъ на выгоды прим'Ьнен1я пульверизаторовъ для практическихъ ц'Ьлей 

 изм-Ьрешя разности потенц1аловъ, такъ какъ, надо зам'Ьтить, св'Ьча въ свою 

 очередь считалась всегда почти идеальнымъ «собирателемъ», сравнительно 

 съ водяной струей; отсутств1е же собственной электризац1н пульверизатора 

 исключаетъ сомн'Ьнхя въ томъ, что онъ будетъ принимать вполн'ё потенщалъ 

 окружающаго воздуха. 



Въ дополнен1е къ изложепнымъ выше результатамъ предваритель- 

 наго изсл-Ьдован1я можно указать на опыты Д. Томсона и, поздн-бе, Нхш- 

 81е(11'а*) относительно увеличеи1я 1онизац1и воздуха, пропущеннаго черезъ 

 воду; эти опыты, можетъ быть, объясняютъ отчасти быстрое д'Ьйств1е и, 

 особенно, слабую собственную электризащю пульверизатора. Во всякомъ 

 случае это обстоятельство не вызываетъ опасен1Й, какъ при употребле1Пи 

 рад1оактивныхъ «собирателей», что 10ны, образующ1еся отъ пульверизацш, 

 будутъ возмущать нормальное электрическое состоя н1е воздуха, регистри- 

 руемое приборами Эльстера и Гейтеля, или Эберта. 



Для электрическихъ наблюден1Й на аэростатахъ, организуемыхъ по 

 инищатив'Ь и на средства военно-инженернаго ведомства, сд-Ёланы мною 

 сл'Ьдующ1я приспособлен1я, понятныя вполн'Ь изъ рисунка: воздухъ для 

 двухъ пульверизаторовъ (изображенъ одинъ — л-Ьвый) передается внизъ къ 

 сосудамъ а посредствомъ каучуковыхъ трубокъ с (8 и 10 метровъ длиною), 



1) П1тз(е<1(. «ПЬег (11е 1ош'8!гип§ Дег ЬиЙ ЛпгсЬ "\Vаз8е^». Бгий. Апп. 12, 1903. 



3 



