ERDMAGNETISCHR BEOBACHTUNGEN IN OBDORSK UND SSAMAROWO, 11 
Der magnetische Theodolith, Krause № 9, ist Anfang der 80-er Jahre 
nach den Angaben von H. Wild in der Werkstätte des physikalischen Cen- 
tral-Observatoriums hergestellt worden. Da aber zu diesem Apparat ein 
alter Kreis, welcher die Aufschrift «Krause № 9» trägt, benutzt worden ist, 
so ist ihm die letztere Bezeichnung gegeben worden. Mit diesem Instrument 
habe ich die Beobachtungen der Declination und der Horizontal-Intensität 
gemacht, zu welchen Zwecken es schon vielfach auch in unserem Observa- 
torium benutzt worden ist. 
An die Beobachtungen der Declination habe ich eine Instrumental- 
Correction nicht angebracht, weil Vergleiche mit den Normalinstrumenten 
in Pawlowsk#) und Katharinenburg *) für Krause № 9 im Mittel eine Cor- 
rection von nur 0/2 bis 0/3 ergeben hatten und dieser geringe Werth inner- 
halb der Beobachtungsfehler liegt. Die Torsion des Seidenfadens, an welchen 
der Magnet gehängt wird, erwies sich sowohl vor der Reise als nach der- 
selben als vollkommen aufgehoben. Also ist von dieser Seite her kein merk- 
barer Fehler der Declinationsbeobachtungen zu befürchten, zumal die Tor- 
sionskraft des Fadens, welcher schon viele Jahre benutzt wird, nur eine 
geringe ist: in Katharinenburg bewirkte eine Torsion des Fadens von 360° 
eine Ablenkung des Magnets um nur 6’ und in Obdorsk, wegen der daselbst 
geringeren Horizontalkraft des Erdmagnetismus, eine Ablenkung um 10°. 
Zur Verification der mit dem Theodolith zu beobachtenden Horizontal- 
intensität habe ich vor der Reise und nach meiner Rückkehr je drei Beob- 
achtungen gemacht, welche in der folgenden Tabelle, mit Hinzufügung des 
gleichfalls aus diesen Beobachtungen berechneten magnetischen Moments 
des benutzen Magnets, mitgetheilt sind. 
1898 Horizontal-Intensität nach Correction von Magnetisches 
Krause № 9. Bifilar Edelmann. Krause № 9. Moment bei 0° 
15. Juli 1,7796 1,7809 — 0,0013 2432980 
162% 784 796 12 2400 
18. » 801 810 09 2630 
Mittel +- 0,0011 2432670 
12. Octob. 1,7784 1,7806 + 0,0022 2433260 
ae 796 812 16 2940 
a) 790 805 15 2880 
Mittel + 0,0018 2432850 
3) H. Abels, Reorganisation und Arbeiten des meteorologischen und magnetischen 
Observatoriums in Katharinenburg 1885 und 1886. Wild’s Repertorium für Meteorologie. 
Bd. XI, № 4. : 
4) Die Beobachtungen des meteorologischen und magnetischen Observatoriums zu Katha- 
rinenburg im Jahre 1888, S. X. Annalen des physikalischen Central-Observatoriums. 
Физ.-Мат. стр. 11. 3 2* 
