118 FÜRST B. GALITZIN UND J. WILIP, 
einen von uns construirt war !), und welcher für längere Zeitintervalle eine 
bis auf 0505 С. constante Temperatur herzustellen und dieselbe, wenn nötig, 
auch beliebig langsam variiren zu lassen gestattete. Ferner hatten wir vor- 
dem den Gang der Isothermen des Aethylaethers in der Nähe des kritischen 
Punktes sehr eingehend studirt, etwa von Zehntel zu Zehntel Grad, so wie 
auch die Änderungen der Dichte des flüssigen Aethers und ihres gesättig- 
ten Dampfes mit der Temperatur und auch den’ Einfluss kleiner Beimen- 
gungen fremder Körper auf die Isothermen untersucht. Dieses sehr umfang- 
reiche Beobachtungsmaterial, welches wir in nächster Zeit zu veröffent- 
lichen hoffen, gab uns die Möglichkeit, die kritischen Elemente der 
erwähnten Flüssigkeit sehr genau festzustellen. Aus allen diesen Grün- 
den erwies sich der Aethylaether als die für unseren Zweck passendste 
Flüssigkeit. 
Für die Bestimmung der Brechungsindices flüssiger und gasförmiger 
Körper giebt es mehrere Methoden, die jedoch für so hohe Temperaturen 
und für solche starke Drucke, wie diejenigen, welche für Aethylaether in der 
Nähe seines kritischen Punktes vorkommen, sehr ungeeignet und unbequem 
sind. Unseres Wissens sind nur Versuche über das Brechungsvermögen von 
Kohlensäure in der Nähe ihrer kritischen Temperatur von Chappuis ausge- 
führt worden?). Chappuis benutzte dabei die Interferenzmethode. Diese 
Methode, welche für relativ niedrige Temperaturen (kritische Temperatur 
der Kohlensäure 31° C.) noch sehr brauchbar ist, würde für hohe Tempera- 
turen sehr grosse Schwierigkeiten darbieten, weshalb wir uns auf dieselbe 
zu verzichten genötigt sahen. Eine für den erwähnten Zweck sehr ge- 
eignete Methode wäre die auf der totalen Reflexion basirte Methode von 
Terquem und Trannin’), die zu ihrer Ausführung eine kleine zwischen zwei 
planparallelen Gläsern vollständig eingeschlossene Luftschicht erfordert. Wir 
haben uns wegen Herstellung dieses kleinen Hilfsapparates an mehrere be- 
kannte Firmen im Auslande gewandt, aber alles, was uns geliefert wurde, 
erwies sich als ganz ungenügend. Die gestellten Anforderungen waren frei- 
lich auch ziemlich schwer zu erfüllen, da die zwischen den Glasplatten ein- 
gesperrte Luft vollständig vom äusseren Raume getrennt sein musste; 
ausserdem musste das ganze System eine sehr hohe Temperatur und einen 
starken Druck auszuhalten im Stande sein. 
Die Totalreflexionsmethode hatten wir also ebenfalls aufgeben müssen. 
1) Siehe weiter unten. Auch Zeitschrift für comprimirte und verflüssigte Gase. III. Jahrg. 
X 4. (1899). 
2) Siehe C. R. 118 p. 976 (1894). 
3) Siehe z. В. Wüllner. Lehrbuch der Experimentalphysik, IV. Aufl. Bd. II, р. 208 (1883). 
Физ.-Мат. стр. 80. 2 
