UNTERSUCHUNGEN ÜBER DAS BRECHUNGSVERHÄLTNISS DES AETHYLAETHERS ETC. 119 
Bei unseren weiter mitzutheilenden Versuchen haben wir ausschliess- 
lich zwei Methoden angewandt, die wir, der Kürze halber, als Linsenmethode 
und Prismenmethode bezeichnen werden. 
Die erste dieser Methoden wurde von einem von uns im Jahre 1895 
vorgeschlagen und ausgearbeitet!). Sie besteht in ihren Hauptzügen darin, 
dass das die zu untersuchende Flüssigkeit enthaltende Rohr selbst als Cylin- 
derlinse benutzt wird und die Entfernung zweier paralleler, hinter der Linse 
sich befindender Linien nach Brechung der Lichtstrahlen in der Flüssig- 
keit, resp. Dampf, gemessen wird. Aus der auf diese Weise ermittelten Ver- 
grösserung beider optischer Systeme (Flüssigkeit und Dampf) lässt sich der 
Brechungsindex des zu untersuchenden Körpers in beiden Phasen ohne 
Schwierigkeit bestimmen ?). 
Das Princip der von uns benutzten Prismenmethode besteht darin, dass 
ein kleines, sehr spitzwinkliges Prisma im Inneren des Versuchsrohrs mit 
der zu untersuchenden Flüssigkeit mit einer Fläche parallel der Rohrwand 
aufgestellt und die Ablenkung eines schmalen horizontalen Lichtbündels 
nach Durchgang desselben durch die Flüssigkeit, resp. durch den Dampf ge- 
messen wird. Aus den gemessenen Ablenkungen lassen sich die entsprechen- 
den Brechungsindices leicht ermitteln. Auf eines müssen wir aber hier auf- 
merksam machen. Da in der unmittelbaren Nähe des kritischen Punktes 
die Dichte der Flüssigkeit und ihres gesättigten Dampfes nicht mehr in 
allen Schichten constant bleibt, sondern nach unten zu allmählig wächst, 
so kann eine Ablenkung des horizontal laufenden Lichtstrahles auch ohne 
Prisma stattfinden®), was die Bestimmung der Brechungsindices sehr er- 
schwert. Auf diese Frage werden wir bei der Beschreibung der Versuche 
selber noch einmal zurückkommen. 
Bei den meisten von uns ausgeführten Versuchen stand das Versuchs- 
rohr mit der zu untersuchenden Flüssigkeit mit einem sorgfältig calibrirten 
Luftmanometer und mit einem mit Quecksilber ausgefüllten Compressions- 
apparate in Verbindung. Das Versuchsrohr befand sich ausserdem in der 
Mitte des früher erwähnten und weiter unten näher zu beschreibenden 
Thermostaten. Auf diese Weise konnte man verschiedene Temperaturen, 
Drucke oder Volumina nach Belieben herstellen und die Versuchsbedin- 
gungen in sehr weiten Grenzen variiren, was die verschiedenen Einzelheiten 
der aufgestellten Frage zu studiren ermöglichte. 
1) Siehe Bulletin. de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg. T. III. № 2, 
p. 131 (1895). 
2) Wegen der verschiedenen Einzelheiten siehe weiter unten. 
3) Vergl.z. В. 0. Wiener. Wied. Ann. Bd. 49, Seite 105 (1893). 
Физ.-Мат. стр. 81. 3 
