120 FÜRST B. GALITZIN UND J. WILIP, 
$ 2; 
Die Linsenmethode. 
Setzen wir ein fehlerfreies cylindrisches Glasrohr voraus, und bedeuten 
В, den inneren und А, den äusseren Radius, и, den absoluten Brechungs- 
index des Glases des Rohres, æ den absoluten Brechungsindex der in dem 
Rohre enthaltenen Substanz und », den Brechungsindex der Luft; bedeutet 
ferner y die Entfernung zweier auf die äussere Glaswand parallel der 
Cylinderaxe aufgetragener Striche und y, die gemessene Entfernung der 
Bilder derselben nach Brechung der Strahlen in den vier coaxialen Flächen, 
so ergiebt sich für den gesuchten Brechungsindex x folgende Schlussformel: 
er en ST EN Ie Ce (1) 
Hierin bedeuten: 
SEAT R,) IR 
ee RAD AN (2) 
PER 
Dr RE TR ER OO (3) 
Betreffs der Ableitung dieser Formeln müssen wir auf die früher er- 
wähnte Abhandlung verweisen. ') Die hier angegebenen Formeln lassen sich 
aus denjenigen, welche dort auf $. 140 sich befinden, unmittelbar ableiten. 
Die parallelen Striche wurden auf folgende Weise hergestellt: man 
tauchte die eine Seite des Rohres in eine Silberlösung und liess eine dünne 
Silberschicht sich niederschlagen. Nachdem man das Rohr vorsichtig 
getrocknet hatte, wurden in die Versilberung mit einem scharfen Metall- 
stift 2 parallele Striche gezogen. Der schmale Silberstreifen zwischen diesen 
beiden Strichen diente als Gegenstand, dessen Bilder gemessen 
wurden; die überflüssige Silberschicht ausserhalb dieses Streifens 
wurde vorsichtig entfernt. 
Ausserdem wurden auf dem Streifen quer an verschiedenen 
Stellen Striche eingegraben, etwa wie die Figur I es angiebt, 
und die Breite des Streifens an diesen Stellen alsdann mit Hülfe 
eines mit Ocularmierometer versehenen Kathetometerfernrohrs 
genau gemessen. Der Werth eines Theilstriches der Trommel des 
Ocularmierometers wurde vordem für verschiedene Tubuslängen 
des Fernrohrs genau ermittelt und die entsprechenden Werthe 
in einer kleinen Tabelle zusammengestellt. Von dieser Tabelle 
hatte man später bei der Bestimmung von y, Gebrauch zu machen. 
[Ави 
Fig. I. 
1) Bull. de l’Ac, Imp. des Se. de St-Pétersbourg. T. Ш. № 2, р. 131 (1895). 
Физ.-Мат. стр. 82. 4 
