130 FÜRST B. GALITZIN UND J. WILIP, 
Indem man den Druckkolben = nachgab, wurde die Flüssigkeit aus В 
(Fig. Ш) in das Rohr hineingezogen. Um die beim Hineingiessen vielleicht 
absorbirten Luftspuren zu entfernen, wurde die Substanz vermittelst eines 
erhitzten Asbeststückchens noch mehrmals ausgekocht. Sobald man sicher 
sein konnte, dass die letzten Spuren von Luft entfernt waren, wurde die 
überflüssige Menge aus dem Versuchsrohr getrieben und über das kapillare 
Ende eine Schicht Quecksilber gegossen. Durch Nachgeben des Druckkol- 
bens war es leicht möglich, einen kleinen Quecksilberfaden in die Kapillare 
hineinzuziehen, welcher als Verschluss vor den beim Zulöthen zurück- 
gebliebenen Gasen dienen sollte. Beim Abnehmen des Rohrstückchens blieb 
alsdann der Quecksilberfaden С (Fig. У) hängen und die Spitze konnte vor- 
sichtig mit einer Stichflamme zugelöthet werden. Auf diese Weise blieb der 
kleine Raum oberhalb C während des 
Versuches von der übrigen Aether- 
menge getrennt. Beider Linsenmethode 
diente in der Versuchsflüssigkeit als 
Rührer ein in ein Glasrohr geschmol- 
zenes Eisenstück D (Fig. VI), während 
Fig. VI. man bei der Prismenmethode eine an- 
dere Form anwenden musste. Hier be- 
stand er aus zwei Eisenstäben, die oben 
und unten eine kreisförmigeEisenplatte 
mit einem viereckigen Ausschnitte tru- 
gen (vgl. Fig. VII). In dieser Form um- 
Fig. V. Fig. VII. fasste der Rührer das Prisma von drei 
Seiten; nur eine dünne Schicht zwischen 
der Rohrwand und der ihr parallelen Prismenfläche konnte nicht durch- 
gerührt werden. 
Nachdem das Rohr gefüllt war, konnte man zu den eigentlichen Ver- 
suchen übergehen. Es gelang uns eine möglichst constante Temperatur im 
oberen Theile des Versuchsrohres herzustellen, welche auch, wenn nöthig, be- 
liebig langsam variirt werden konnte. Bei diesen optischen Versuchen konnte 
man nicht die von uns früher benutzte Form des Thermostaten, welcher aus 
zwei concentrischen Glasmänteln und einem cylindrischen Glycerinbade be- 
stand !), anwenden, da derselbe in Folge der Dämpfe und Ströme der Heiz- 
flüssigkeit und der cylindrischen Form des äusseren Mantels, еше be- 
deutende optische Verzerrung der zu messenden Bilder hervorrufen würde. 
Es wurde daher ein ganz besonderer Thermostat construirt, bei welchem 
1) Siehe Zeitschrift für comprimirte und flüssige Gase. III Jahrgang № 4, (1899). 
Физ.-Мат. стр. 92. 14 
