UNTERSUCHUNGEN ÜBER DAS BRECHUNGSVERHÄLTNISS DES AETHYLAETHERS ETC. 133 
e die Spule für die elektromagnetischen Rührer; 
f das Gegengewicht für die Spule, mittelst dessen dieselbe gehoben 
und gesenkt werden konnte; 
9—9 die Glasrohre, in denen die Naphtalindämpfe sich condensirten; 
h—h die Manometer zur Druckmessung; 
k ein mit Wasser gefülltes Glasrohr, welches das Manometer für höhere 
Drucke umgab und dazu diente, eine möglichst constante Temperatur der 
Luft im Manometer zu erhalten; 
1 ein besonderer Rührer, um die verschiedenen Wasserschichten in 
dem eben erwähnten Rohr durcheinanderzumischen. 
Zur Messung der Volumina diente das oben erwähnte Kathetometer 
mit einer Scala in halbe Millimeter getheilt; mit Hülfe einer Lupe konnten 
noch 0,01 ”/„ bequem abgelesen werden. Auf das Glasrohr war dort, wo der 
konische Theil begann, eine Marke aufgetragen, von der an die Längen 
gezählt wurden. Die Volumina wurden durch Wägen von Quecksilber be- 
stimmt. Bei den Correctionen betreffs der thermischen Ausdehnung des 
Glases bediente man sich der Bestimmungen vonRecknagel, wie dieselben 
die Tabellen von Landolt und Börnstein geben. Die Correction betreffs 
der Compressibilität des Glases konnte immer vernachlässigt werden. 
Zur Druckmessung benutzten wir die oben erwähnten Manometer mit 
trockener atmosphärischer Luft; es waren starkwandige Röhren von 130°" 
Länge, welche eine Millimetertheilung trugen und sorgfältig calibrirt waren. 
(Fig. ТУ, « und В). Das eine von ihnen « hatte an seinem unteren Theil 
einen erweiterten Ansatz und war zur Messung höherer Drucke bestimmt. 
Das Füllen derselben mit trockener Luft geschah folgendermassen: man 
erhitzte die Rohre und zog mittelst einer Luftpumpe durch Schwefelsäure 
und Chlorcaleium getrocknete Luft hindurch. Nach dem Abkühlen wurde 
das Ende zugeschmolzen und alsdann das Manometer in den Druckapparat 
hineingeschraubt. Die Manometer waren unten mit einer Marke versehen, 
die zur Bestimmung der Constanten dienten. Dieselben wurden auf fol- 
gende Weise bestimmt: während das Versuchsrohr noch offen war, wurde 
das Quecksilber in den Manometern bis zur unteren Marke gesenkt, bis zu 
welcher das Volum bekannt war. Dann konnte nach der Messung der Baro- 
meterhöhe und der Niveaudifferenzen des Quecksilbers die Manometer- 
constante leicht berechnet werden, nämlich aus der Gleichung: 
et a) 
0 po (l+ at)‘ 
Das Ablesen der Drucke, als auch des Thermometers, welches die 
Temperatur des Wasserbades mass, geschah durch ein Fernrohr. Die den 
Theilungen entsprechenden Volumina wurden aus einer Tabelle entnommen, 
Физ.-Мат. стр. 95. 17 
