134 FÜRST В. GALITZIN UND J. WILIP, 
Bei der Berechnung der Drucke wurden auch die Niveaudifferenzen der 
Quecksilberoberflächen und die Tension der Quecksilberdämpfe, sowie die 
Correctionen Amagat’s (С. В. 99, р. 1154 (1884) in Betracht gezogen. 
Bezeichnen wir mit v, die Constante des Manometers, v das gemessene 
Volumen im Manometer, Др den Druck der Quecksilbersäule, бр die Tension 
der Quecksilberdämpfe im Versuchsrohr, so ist der Druck in Atmosphären 
gegeben durch: 
р = [2 (1+ at) C+ap— |, 
worin # die Temperatur des Wasserbades und C die Correction Amagat’s 
bedeuten. 
Um ein Bild von der Uebereinstimmung der beiden Manometer zu 
geben, sei folgende Tabelle angeführt, in welcher M, das Manometer für 
niedrige, M, das für hohe Drucke bezeichnet: 
M, M, 
7,103 Atm. 7,099 Atm. 
8,090 8,090 
9,316 9,335 
10,922 10,916 
Eine grössere Abweichung findet sich nur bei der dritten Zahl, doch 
rührt das von einer kleinen Unregelmässigkeit bei dem Manometer M, 
gerade an dieser Stelle her. Bei unseren Messungen bedienten wir uns immer 
des Manometers M,. 
Zur Temperaturmessung bei der Versuchsflüssigkeit benutzten wir ein 
kurzes Geissler’sches Thermometer in 052 (С. getheilt (nach Gräbe-Anschütz), 
welches mit einem von der physikalisch-technischen Reichsanstalt in Char- 
lottenburg geprüften verglichen wurde. Im Wasserbade des Manometers be- 
fand sich ein langes Thermometer, ebenfalls in 0°2 С. getheilt, welches nach 
einem Normalthermometer corrigirt war. 
815: 
Beobachtungen nach der Linsenmethode. 
Die beiden ersten Beobachtungsreihen wurden, wie gesagt, mit ge- 
wöhnlichen Röhren ausgeführt und beanspruchen folglich keine besondere 
Genauigkeit. Desbalb sind auch die entsprechenden Constanten A und B 
nicht für einzelne Stellen des Rohres, wie bei den späteren Beobachtungen, 
sondern für die ganze Rohrlänge einmal bestimmt. Die Bestimmung geschah 
Физ.-Мат. стр. 96. 18 
