194 FÜRST B. GALITZIN UND J. WILIP, 
kann, was der Erscheinung der Verdampfungsverzögerung vollständig ana- 
log ist. Eine Bestätigung dieser Ansicht finden wir noch in den Beobach- 
tungen № 16 (Tabelle XV). Bei dieser Temperatur, also etwa anderthalb 
Grad über dem kritischen Punkt, konnte man noch, wenn man von unten 
blickte, diejenige Stelle unterscheiden, wo der Meniscus früher war, was auf 
eine sprungweise Änderung der Dichte an dieser Stelle unmittelbar hinweist. 
Die Beobachtungen №№ 18 und 19 (Tab. XV) sind insofern von Inte- 
resse, da sie darauf hinzuweisen scheinen, dass auch etwa 4° unterhalb der 
kritischen Temperatur eine theilweise Sehiehtung der Substanz noch möglich 
ist, sowohl für die flüssige, als auch für die dampfförmige Phase, obgleich 
die Differenzen in den Werthen von 2 in diesem Falle verhältnissmässig 
klein ausfallen. 
Diese Controllbeobachtungen nach der Prismenmethode bestätigen also 
die früher nach der Linsenmethode gewonnenen Resultate. 
& 9. 
Schlussfolgerungen. 
Die Resultate dieser ganzen Untersuchung lassen sich folgendermaassen 
kurz zusammenfassen. 
Die Linsenmethode erweist sich als sehr geeignet zur Bestimmung der 
kritischen Temperatur &, einer Substanz. Dazu kann man sich auch eines 
ganz gewöhnlichen Rohres bedienen und trotzdem £, bis auf 051—052 С. 
genau ermitteln. 
Die Übereinstimmung mit der aus dem Gang der Isothermen, resp. 
Dichtebestimmungen sich ergebenden kritischen Temperatur ist eine ausser- 
ordentlich befriedigende. 
Um genaue Werthe der kritischen Temperatur überhaupt bestimmen 
zu können, ist es unbedingt notwendig über einen guten Thermostaten zu 
verfügen, und während der Beobachtungen selber die verschiedenen 
Substanzschichten energisch durchzumischen. Dazu lassen sich 
kleine electromagnetische Rührer sehr gut anwenden. 
Der in dieser Abhandlung beschriebene Thermostat erweist sich für 
den vorliegenden Zweck als gut geeignet. 
Versäumt man die verschiedenen Substanzschichten ordentlich durch- 
zumischen, so kann man aus der Thatsache des Verschwindens des Meniscus 
noch keineswegs auf die Gleichheit der Dichten in den verschiedenen 
Theilen des Versuchsrohres schliessen. 
Риз.-Мат. стр. 156. 78 
