“- Gerlach, 
Bei den vier bis jetzt beschriebenen Scalen ist ab- 
sichtlich auf der beigefügten lithographischen Tafel keine 
Temperatur angegeben, da das Verhältniss der einzelnen 
Grade dieser vier Scalen zu einander bei allen gleichen 
Temperaturen dasselbe bleibt. Beim Vergleiche mit den 
übrigen Scalen gelten natürlich auch für diese vier Sca- 
len die nämlichen Temperaturen, welche der jedesmaligen 
Scala beigefügt sind. 
Die Aräometer-Scalen nach Beck. 
Ebenfalls auf eine specifische Gewichtsannahme ge- 
‘ gründet ist das Aräometer nach Beck. 
Beck in Bern fertigte nach Benteley’s Vorschlag 
Aräometer und bezeichnet den Punct, bis wohin ein Aräo- 
meter in Wasser von 100R. einsinkt, mit 0, und den 
Punct, bis wohin dasselbe Aräometer in einer Flüssigkeit 
von 0,85 bei derselben Temperatur einsinkt, mit 30. Den 
Zwischenraum theilt er in 30 gleich grosse Theile und 
‚trägt diese Eintheilung sowohl weiter aufwärts (für spe- 
eifisch leichtere Flüssigkeiten), als abwärts vom Wasser 
(für specifisch schwerere Flüssigkeiten) fort. Seine Scala 
ist also eine empirische. 
Zur Zurückführung der Grade auf die Seciischen 
Gewichte kann man sich folgender Formel bedienen: 
a) für ER leichtere Flüssigkeiten als Wasser: 
100 (c# = “ =; £ 
100 + ERTEETE .n) 
b) für ee schwerere Flüssigkeiten als Wasser: 
= s, oder 
8 
= 
®. 
= s, oder 
% 322 
, HImE . 
u ba 
