N A 
Hi 
eK 
! 
MR 
[7 
TAMW:, 
‘ 
Ki 
N) 
a 
14 
Bat, 
ba TE 
en 3’%, 
KL 
\ 
wr‘ + 
68 Gerlach, 
Je nachdem also ein Beaume’sches Instrument für 
Flüssigkeiten leichter als Wasser für die Temperatur 
100R., 120R. oder 140R. angefertigt ist, muss der Null- 
punct dem spec. Gewichte 1,073596 oder 1,07335 oder 
1,0731105 bei der betreffenden Temperatur gleich sein. 
Das specifische Gewicht einer 10procentigen Koch- 
salzlösung bei 120R. ist also 1,07335 und das Volumen 
s n 3 100 
einer solchen Lösung ist demnach a 93,166 
des Volumens eines gleichen Gewichts Wasser bei 120R. 
= 100 gesetzt. 100 Beaum& entsprechen demnach (100 
— 93,166) = 6,834 Volumeneinheiten. 
Der Grad Volumeneinheiten 
0 der Beaum£’schen Scala entspricht 93,166 
SE Re EEE 100,00 
en N ne 106,834 
DE EA 113,668 
N 120,502 
er 2 5 N ee 127,336 
ae nn 134,170 
Durch Division dieser Zahlen für die Volumeneinheiten 
in das absolute Gewicht 100 findet man die specifischen 
Gewichte, welche den Graden nach Beaum& entsprechen. 
00 Beaume ER epree en, 1,07335 spec. Gew. 
ee ey 27 38 1,00000 \ 
EEE 0,93603 ; 
2 a ge 0,87975 j 
a 0,82986 3 
ee ae 0,78532 > 
a 0,74532 , 
Diese berechneten specifischen Gewichte, weite. sich 
auf die Temperatur von 120R. beziehen, stimmen mit 
denen überein, welche Francoeur durch den prakti- 
schen Versuch (100R.) fand. Francoeur verglich zwei 
‚fertige Instrumente durch Eintauchen in dieselben Flüs- 
 sigkeiten, und zwar ein Beaume@’sches Instrument und ein 
Aräometer, auf dessen Scala die specifischen Gewichte 
