Vergleich der allgemeinen Aräometer-Scalen. 69 
verzeichnet waren. Ausser Francoeur hat u.A. auch Be 
Delezennes solche Versuche angestellt (vergl. Liebig’s. u 
Handwörterbuch, Bd. I. 8.473); aber seine Angaben sind 
unrichtig; auch Schober und Pecher (Dingler's poly. 
Journ. Bd. XXVII. 8.65) verglichen beide Scalen u.v.A. 
Die specifischen Gewichte lassen sich, wie aus Obi- 2 S 
gem erhellt, für jeden Grad Beaum& bei der Temperatur Er. 
120R. leicht nach folgender Formel berechnen: 
100 d > Be: 
(100 — 700 $ =s, oder 
100 1,07 335 
07385 Tr 10 
100 
93,166 + (0,6834. n 
100 
oder auch 00 7 [0,6834.(m 0] 
Formel für ein Beaume’sches Instrument für speci- 
fisch leichtere Flüssigkeiten, welches für die TOnDeREUE F 
100R. gültig ist: 
100 
100 + [0,6855 . @— 10), 572 
fisch leichtere Flüssigkeiten, welches für die Tenpen ur 
140R. gültig ist: ne 2 
100 
100 + [0,6813.n— 10) | 
Wie immer in folgenden Formeln ist n der ‚betraf 
fende Aräometergrad, s das zu berechnende speeifisch 
Gewicht. BD 
Es ist noch ausdrücklich hervorzuheben, dass 
einem Instrumente, welches den Namen Beaum&’s t 
und welches für specifisch leichtere Flüssigkeiten als W as 
ser benutzt wird, allemal der Grad 10 beim specifischen y 
Gewichte des Wissen liegen muss. ei hier- 
= ‚von, wenn sie nicht ganz besonders auf der Ir 
h a sind, sind als fehlerhaft und als Verwechsl slu 
