a FL OT Er Ze ar Fe au N EL Ra 
a Bi 5, x . en. : > Pr “on > . ey 
. = hr p » 
Vergleich der allgemeinen Aräometer - Scalen. 71 
Dieses Instrument, welches Beaum& für specifisch 
schwerere Flüssigkeiten als Wasser construirte, hat heut- 
zutage nur noch ein geschichtliches Interesse. Ich habe 
es nur der Vollständigkeit halber mit erwähnt, da in 
allen Hand- und Lehrbüchern sich die Angabe befinde, 
. Y 
dass dem Beaume’schen Instrumente für specifisch schwe- 
rere Flüssigkeiten als Wasser die 15procentige Kochsalz 
lösung zur Bestimmung des Grades 15 zu Grunde liege. 
Auch für die Flüssigkeiten, welche specifisch schwe- 
rer als Wasser sind, wird jetzt der Zwischenraum an der 
Scala zwischen dem speeifischen Volumen des Wassers 
und dem specifischen Volumen der 10procentigen Koch- 
salzlösung in 10 gleiche Theile getheilt und diese Thei- 
lung wird auf die übrige Scala fortgesetzt. Es ist dies 
ein stillschweigendes Uebereinkommen, welches sich seit 
langer Zeit eingebürgert hat. Durch die Aenderung die- 
ses Prineips in der Construction ist auch eine Aenderung 
der relativen Grösse der einzelnen Grade veranlasst wor- 
den, denn es verhalten sich keineswegs die Raumthelle 
zwischen dem specifischen Volumen des Wassers und 
dem speeifischen Volumen der zehnprocentigen Kochsalz- FR 
lösung einerseits, und die Raumtheile zwischen dem spe- # 
cifischen Volumen des Wassers und der funfzehnpro- 
centigen Kochsalzlösung andererseits, genau wie 10zul5. 
Bei der Lösung eines jeden Salzes findet eine 
Verdichtung statt, die relativ um so grösser ist, 
je verdünnter die Lösung ist. Ich hebe ausdrück- 
lich hervor, dass nur unter der Voraussetzung, dass die 
RE Kochsalzlösung als Ausgangspunct en 
niker benutzen ja bekanntlich jetzt Ei die Schwefel: 4 
säure von bestimmtem Ps Gewichte (1,815, a % 
ein. Es ist diese allgemein übliche Art der ee E 
A a weit zweckmässiger, als die von Beaum& vor in; 
pe + nd » . r 
f Fu . 
. a‘ n a he 
N TR DR £, we“ 
