Vergleich der allgemeinen Aräometer-Scalen. 75 
Grad 66 Beaum& auch bei diesem specifischen Gewichte 
(1,842) angebracht wissen. Eine solche Tabelle hat u.a. 
-Gmelin in seinem Lehrbuch der Chemie aufgenommen; 
auch Fehling in seiner Uebersetzung von Payen’s 
Gewerbschemie (1,84 a.a.O. 1,847); Fehling spricht 
sich auch dahin aus, dass man bei der Prüfung der 
Beaume’schen Aräometer die käufliche Schwefelsäure vor- 
her kochen und in einem verschlossenen Gefässe erkal- 
ten lassen soll, ehe man das Aräometer einsenkt, jetzt 
soll es bis 66 Beaume& einsinken. | 
Dieses Stellen der Scala nach Beaume auf das 
reine Schwefelsäurehydrat ist aber in den Angaben Beau- 
me&’s nicht begründet, und ist meiner Ansicht nach auch 
deshalb nicht zu billigen, weil die gewöhnliche englische 
Schwefelsäure aus technischen Gründen (Angreifen ds 
Platinkessels) niemals als reines Hydrat in den Handel Be 
kommt. Eine englische Schwefelsäure genügt in drRe 
gel den Anforderungen, hinsichtlich ihrer Concentration, 2 
wenn sie zusammengesetzt ist nach der Formel HO, SO3 — E ; 
1, HO, sie enthält alsdann 91,6 Proc. Schwefelsäurehy- er 
drat, hat nach Bineau’s Tabellen bei 150C. das speci- Er 
‚tische Gewicht 1,83 und nach der Tabelle von Ure bei 
151/,0C. das specifische Gewicht 1,82. Diese specifischen 
Gewichte der käuflichen Schwefelsäure stimmen hinrei- 
chend mit dem specifischen Gewichte 1,82164, welches 
dem Grad 66 Beaum& bei 15°C. (120 RR.) entspricht. = 
Will man sich eines Aräometers bedienen, dessen er “ 
Grad 66 dem specifischen Gewichte des reinen Schwefel- Be. 
säurehydrates gleich kommt, so kann man das hollän- Re i 
dische Aräometer wählen, welches ich sogleich besprechen R 
werde. j rg 
Bei Zugrundelegung von Bineau’s Bestimmungen 3a 
und seinen Correctionsangaben, findet man das speci- B; 
Esche Gewicht des Schwefelsäurehydrates HO, SO3 bei 5 
100R. (129,5 0.) — 1,845, und der Grad 66 am a : 
ei"; Ar 7 
ee IE ma =" 2 A az Re } 
