76 Gerlach, 
spricht dem specifischen Gewichte 1,846 (in manchen 
Tabellen irrthümlich 1,847 und 1,848). 
Die holländischen Aräometer - Scalen. 
Das holländische Aräometer, wie es die Pharmaco- 
poea batava eingeführt hat, reiht sich eng an das Beau- 
me’sche Instrument an. Auch bei dem holländischen 
Aräometer soll der Theilstrich 10 durch eine 10 procen- 
tige Kochsalzlösung (10 Gewth. Kochsalz und 90 Gewth. 
Wasser) bestimmt werden, der Nullpunct aber durch 
Schwimmen im Wasser; der Zwischenraum wird auch 
hier in 10 gleiche Theile getheilt und diese Theilung 
gleichmässig nach abwärts für specifisch schwerere Flüs- 
sigkeiten, und aufwärts für specifisch leichtere Flüssig- 
keiten fortgeführt. Zwei Hauptunterschiede sind es, welche 
die holländischen Aräometer-Scalen von den Scalen nach 
Beaum& unterscheiden. 
Der erste Unterschied besteht darin, dass das speci- 
fische Gewicht der 10 procentigen Kochsalzlösung bei 100 R. 
zu 1,074626 angenommen wird, Wasser von 100R. — 1. 
Diese Annahme, so falsch und irrig sie ist, ist sehr we- 
sentlich für das Instrument, da hierdurch die relative 
Grösse der einzelnen Grade bedingt wird. Die Commis- 
sion, welche die Pharmacopoea batava ausarbeitete, scheint 
die Versuche von Gilpin ihrer Annahme zu Grunde ge- 
legt zu haben; trotz dieser Autorschaft muss jene An- 
nahme als unrichtig bezeichnet werden; sie ist aber durch 
den Machtspruch einer Commission in Geltung getreten, 
wenn ihr auch die wissenschaftliche Basis ermangelt. | 
Der zweite Unterschied besteht darin, dass bei dem 
Instrumente für specifisch leichtere Flüssigkeiten als Was- 
ser der Nullpunct nicht bei dem specifischen Gewicht 
der 10procentigen Kochsalzlösung liegt (wie dies bei 
dem Beaum®’schen Aräometer der Fall ist), sondern viel- 
‘mehr durch Einsenken in Wasser von 100R. bestimmt 
wird, er liegt also beim specifischen Gewicht 1. 
Die specifischen Gewichte, welche den einzelnen Gra- 
na 
ga al 
ee 
en Ex „sL% ee 
an EN 
