10 H. Kayser uno C. Runee: 
sie noch durch Metallplatten — natürlich mit einem der Öffnung ent- 
sprechenden Ausschnitt — unter Zwischenlage von Kautschuk fest an- 
geprelst, so dafs sie auch bei einem innern Überdruck von mehr als 
zehn Atmosphaeren vollständig dicht hielten. In den massiven Randtheil 
des Prismas war ein Loch gebohrt, welches mit Quecksilber gefüllt zur 
Aufnahme des Thermometers bestimmt war, das die Temperatur des 
Kupferblocks und damit der eingeschlossenen brechenden Luft angeben 
sollte. Wir glauben, dafs auf diese Weise die Temperatur der Luft mit 
sehr grofser Annäherung erhalten wird, da ihre Masse ganz verschwindet 
gegen die des gut leitenden Blockes, und daher ein Temperaturausgleich 
in relativ kurzer Zeit stattfinden mufs. Bei den Methoden von Ketteler 
und Mascart, welche die Gase in lange Röhren einschliefsen, ist die 
Unsicherheit der Temperaturbestimmung wohl eine Hauptfehlerquelle; es 
ist nicht zu vergessen, dafs ein Grad C. die Dichte und daher n— 1 um 
etwa 1'300 ändert. 
Aus der Höhlung des Prismas führte eine Kupferröhre heraus, von 
welcher eingekittete Glasrohrleitungen zu Manometer und Druckpumpe 
führten. Um mit genügender Genauigkeit die Drucke zu messen, haben 
wir einen Vorschlag von Thiesen') in vereinfachter Form zur Ausführung 
gebracht: eine Reihe von U-förmigen Röhren sind in ihrer unteren Hälfte 
mit Quecksilber, in der oberen mit Wasser gefüllt; dann wird jede 
U-Röhre mit den Nachbarn oben verbunden, so dafs ein langes, ziekzack- 
förmig gebogenes Rohr entsteht. Wirkt nun auf den offenen Schenkel 
des ersten Rohres ein Druck, so wird das Quecksilber verschoben; da- 
durch wird aber Wasser in das zweite U-Rohr hinübergeprefst und auch 
dessen Quecksilbersäule verschoben u. s. w. So überträgt sich die Be- 
wegung des Quecksilbers im ersten Rohre auf alle folgenden, die Wasser- 
säule, die zwischen je zwei Quecksilbersäulen liegt, wirkt einfach als 
Stempel, und der auf das erste Rohr wirkende Druck vertheilt sich auf 
alle Rohre. Unser Manometer bestand aus 11 U-Rohren von je 120% 
Länge, wir konnten also bequem einen Druck von 10” Quecksilber her- 
stellen und messen, ohne gröfsere Längen als 1” messen zu müssen. 
Die Stellung der Quecksilberkuppen wurde durch ein vorzügliches 
Kathetometer von Bamberg abgelesen; das Instrument ist so gut gebaut 
!) Thiesen, Ztschr. f. Instrum.-Kunde 1. p. 114 (1881). 
