Die Dispersion der Luft. 11 
und die Führung des Schlittens so tadellos, dafs die Ablesung von Hun- 
dertsteln Millimeter noch einen Sinn hat. Für jede Druckmessung waren 
22 Ablesungen nöthig; rechnet man auf jede einen Fehler von 0””], so 
würde diefs für den ganzen Druck einen Fehler von 2””2 geben, wenn 
alle Fehler nach der gleichen Richtung wirkten. Wahrscheinlich ist also 
die Genauigkeit noch gröfser gewesen. 
Unser Prisma hatte einen brechenden Winkel von etwa 60°. Wie 
schon oben bemerkt, waren die verschliefsenden Quarzplatten nicht plan- 
parallel, sondern bildeten selbst Prismen mit sehr kleinem brechenden 
Winkel. Sie waren so aufgekittet, dafs sie der Brechung der Luft ent- 
gegenwirkten. Die Beobachtungen waren daher nicht so einfach, wie es 
oben angegeben ist, sondern es war noch die Brechung in den Platten 
zu berücksichtigen. Der Gang der Beobachtung war meist folgender. Es 
wurde eine Aufnahme gemacht, während das Prisma mit Luft von dem- 
selben Zustand, wie er aufsen war, gefüllt war; dabei wirkt also die 
Luft gar nicht ablenkend, sondern es wird nur die Verschiebung der 
Spectrallinien durch die Quarzplatten allein ermittelt. Dann wird die Luft 
im Prisma comprimirt. Nachdem man einige Zeit gewartet, bis die 
Temperatur sich ausgeglichen hat, folgt Druckmessung, Ablesung der 
Temperatur am Prisma, photographische Aufnahme, Ablesung der Tem- 
peratur am Prisma, Druckmessung, eine zweite Aufnahme und wieder Be- 
stimmung von Temperatur und Druck. Endlich wird die Luft aus dem 
Prisma ausgelassen, und es folgt noch eine Aufnahme ohne Druck, um 
zu constatiren, dafs sich während der Beobachtungsreihe, die meist bis 
vier Stunden in Anspruch nahm, nichts in der Stellung geändert hat. 
Die Platten wurden dann auf der Theilmaschine gemessen, und für eine 
möglichst grofse Anzahl von Speectrallinien die Verschiebung der Linien 
mit und ohne Druck bestimmt. Die Summe dieser Verschiebungen gibt 
für jede Linie die Ablenkung, welche die Luft bei dem gegebenen Druck her- 
vorgebracht hat. In dieser gröfseren Anzahl von Speectrallinien, die bei 
jedem einzelnen Versuch abgelenkt werden, und von denen jede eine Be- 
stimmung des Brechungsexponenten ergibt, beruht der Hauptvortheil dieser 
Methode vor denen, die monogenes Licht benutzen. 
Zunächst erscheint es als unnütze Complication, dafs wir nieht plan- 
parallele Platten genommen haben und daher die Wirkung der Platten 
allein auch noch ermitteln müssen. Das wäre richtig, wenn man hin- 
)* 
