Die Dispersion der Luft. 21 
6005.8 + 1 
3458.5 +0.6. 
Es ist vielleicht nicht überflüssig zu bemerken, dafs diese Längen- 
angabe ihrem absoluten Werthe nach nicht garantirt zu sein braucht. 
sondern nur in Millimetern des betreffenden Kathetometers. Denn wir 
brauchen keine absoluten Längenmessungen, sondern in Wahrheit nur 
Winkelmessungen. Wenn wir daher nur die Verschiebung der Linien auf 
der Platte nach demselben Mafsstab messen, wie den Abstand der Platte. 
so ist die Gröfse des Millimeters ganz gleichgültig. Die Schraube unserer 
zum Plattenmessen benutzten Theilmaschine haben wir ausgewerthet mit 
Hülfe eines kleinen von Bamberg gelieferten Normalmafsstabes von 15% 
Länge, und zwischen seiner Theilung und der des Kathetometers haben 
wir keinen Unterschied entdecken können. 
2. Der brechende Winkel des Prismas wurde auf einem Meyerstein- 
schen Goniometer, dessen Mikroskope etwa 2” ablesen lassen, mit dem Gaufs’- 
schen Ocular ermittelt. Durch die Reflexion des Fadenkreuzes an beiden 
Flächen beider Quarzplatten ergab sich sowohl der brechende Winkel des 
Luftprismas, als auch die brechenden Winkel der Quarzplatten. Es zeigte 
sich, dafs ihre brechenden Kanten nahe parallel der des Luftprismas standen. 
da nur der verticale Faden des Fadenkreuzes doppelt gespiegelt wurde. 
Nach einer Reihe von Aufnahmen haben wir die Quarzplatten abge- 
nommen und neu aufgekittet. So kommen für die Brechung zwei ver- 
schiedene brechende Winkel in Betracht, nämlich bis zur Plattennummer 
600: y= 59° 52’ 5”, nach 600: y= 60° 15. Der brechende Winkel d 
der allein in Betracht kommenden, der photographischen Platte zugewandten 
Quarzplatte betrug etwa d — 45”. 
3. Die Temperatur der im Prisma eingeschlossenen Luft sollte, wie schon 
oben bemerkt, dadurch gemessen werden, dafs in den massiven Theil des 
Kupferprismas ein Loch gebohrt war, das mit Quecksilber gefüllt wurde. 
In dieses wurde ein in Zehntel Grade getheiltes Normalthermometer aus Je- 
nenser Glas von Fuefs eingesenkt. Es war im Jahre 1890 von der physi- 
kalisch -technischen Reichsanstalt controlirt worden, und damals hatte sich 
als Correction gegen das Gasthermometer ergeben bei 0°: — 0?03, zwischen 
10° und 20°: —0°]11 bis — 0°13. Eine jetzt ausgeführte Nullpunktsbe- 
