22 H. Kayser umso (. Runee: 
stimmung ergab als Correetion: —0°035, also keine Änderung gegen 1890; 
wir haben, da es auf 0°01 nicht ankam, von allen Angaben des Thermo- 
meters 0°12 subtrahirt. 
Wir glauben, dafs das Thermometer sehr nahe die wahre Temperatur 
der Luft ergeben mufste. Das Rowland'sche Gitter ist in einem grofsen 
Raum aufgestellt, dessen Läden schon seit Jahren geschlossen sind, und 
in welchem die Heizung abgestellt ist. So ist die Temperatur für die Zeit 
von etwa einer Stunde recht constant — wie es die weiterhin zu machen- 
den Zahlenangaben zeigen werden. Nur selten änderte sich während einer 
photographischen Aufnahme die Temperatur um 0°2, wenn die Aufnahme 
®/, bis 1 Stunde dauerte. Meist stieg die Temperatur durch das Brennen der 
elektrischen Lampe; einige Male aber sank sie auch, wenn nämlich der Raum 
bei anderen Untersuchungen in der vorhergehenden Nacht lange benutzt 
worden war. Uebrigens würde selbst bei Temperaturschwankungen die 
Dichte der Luft im Prisma, auf die es allein ankommt, dieselbe bleiben, 
vorausgesetzt, dafs alle mit comprimirter Luft erfüllten Theile ihre Tem- 
peratur in gleicher Weise ändern. 
4. Die gröfste Schwierigkeit hat uns die Druckbestimmung gemacht 
oder vielmehr die Erhaltung eonstanten Druckes während der Aufnahme. 
Während die Röhrenleitung und das Prisma leicht vollkommen dicht zu 
machen waren, war die Compressionspumpe selbst nicht dieht genug, um 
einen Abschlufs der ganzen Leitung zu bilden. Wir mufsten daher zwischen 
Pumpe und Leitung noch einen Hahn einschalten, der nach der Com- 
pression geschlossen wurde. Eine Reihe verschiedener Glas- und Metall- 
hähne erwiesen sich stets auf die Dauer unbrauchbar, bis uns schliefslich 
Schmidt und Haensch einen Ventilhahn construirten, der einigermalsen 
genügte. Die Schwierigkeit liegt darin, dafs das ganze Volumen so klein 
ist, dafs schon bei Verlust von einigen Zehntel Cubiecentimetern eine er- 
hebliche Druckänderung eintritt. Zahlreiche Aufnahmen mufsten verworfen 
werden, weil die Druckmessung nach Beendigung der Aufnahme wesentlich 
kleiner ausfiel, als vor dem Beginn. Völlig constanten Druck haben wir nur 
sehr selten erreicht; wenn aber bei einem Druck von etwa S000”” Queck- 
silber die Änderung während der Aufnahme nicht mehr als etwa 10”” 
betrug, haben wir die Platte verwerthet, in der Annahme, dafs der mittlere 
Druck bis auf etwa 2”” bis 3”" richtig erhalten werde. 
