Bemærkninger om Gradmaaliiii,', dens Formaal og Opeavcr. 1 1 



ttadere entl paa Østkysten, hvor der er mange Strækninger med 

 saa stærke Stigninger, at de to Sigter fra samme Station, 

 Fremsigtet og Tilbagesigtet, falde, det ene meget højt, det 

 andet meget lavt paa Lægten, et Forhold, der vistnok har en 

 mindre heldig Indflydelse paa Nøjagtigheden. Det tør antages, 

 at denne, alt iøvrigt lige, maa blive størst ved horizontale 

 Strækninger, hvor baade Fremsigte og Tilbagesigte begge falde 

 noget nær paa samme Sted og tæt ved Midten af Lægten. 



Hvad angaar Ni veller in sir nm en tet, skal det kun be- 

 mærkes, at da Observationen er ordnet saaledes, at Verifikations- 

 fejlene udgaa af Resultatet, har man ved Instrumentets Kon- 

 struktion kunnet se bort fra Fordringen om en let Verifikation 

 og derved opnaaet stor Stabilitet. 



Man begyndte Arbejdet med Ni vel 1 erlægter af uden- 

 landsk Konstruktion med rektangulært Tværsnit, fandt imidlertid, 

 at disse Lægter vare tilbøjelige til at » kaste » sig. En af Med- 

 hjælperne ved Gradmaalingen , Kapitajn af Generalstaben E. C. 

 Rasmussen, gjorde da Forsøg med Lægter af trekantet 

 Tværsnit, og det lykkedes ham at konstruere dem saaledes, 

 at de viste sig meget stabile, og derfor anvendes de udelukkende 

 i de senere Aar ved Gradmaalingens Nivellementsarbejder. Af 

 l^ægtens tre Sideflader (se Tab. Hil har den ene en Halvmeter- 

 inddeling — mindste Del er 0,01 Halvmeter — , den anden en 

 Fodinddeling — mindste Del 0,01 Fod — , den tredje Side, 

 Bagsiden, bærer en Daaselibelle, der tjener til at kontrollere 

 Lægtens lodrette Stilling. Ethvert Sigte aflæses to Gange paa 

 Metersiden og to Gange paa Fodsiden. Aflæsningerne paa Fod- 

 siden blive uafhængige af dem paa Metersiden, idet Observator 

 ikke ubevidst kan beregne dem af hinanden, saaledes som Til- 

 fældet vilde va're , hvis hele Forskellen paa de to Inddelinger 

 havde bestaaet i , at den enes Udgangspunkt var bleven for- 

 skudt et Stykke mod den andens. Hvor vigtigt det er at sikre 

 sig en saa at sige absolut Kontrol overfor Aflæsningsfejl ved 

 Nivellement vil forstaaes , naar det erindres, at Fejlen paa et 



