Præcisionsnivellemeiilel Dvcr Lilleha'll cig over Liiiirjurilen. 259 



ens ved de to Linier, og dette ndelnkl^er næsten ganske enhver 

 Mniighed for at Transporten af Instrumentet mellem samme 

 Linies to Endepunkter kan have fremkaldt grove Forandringer 

 i Libellernes Stilling mod Viserlinierne, et Resultat, som yder- 

 ligere styrkes ved de Sammenstillinger af Oversigternes Tal- 

 angivelser, som nn sknlle anføres. 



Først ville vi betragte de to Værdier for hver Linie, som 

 fremkomme ved at sammendrage hver for sig Bestemmelserne 

 med Instrument Nr. 1 og med Instrnment jNr. IL Middeltallene 

 af de paagældende Kolonner i Oversigterne give da i Halvmillimeter: 



For Instrnment i\r. I 

 SK = 289,91 og BM = 1315,23. 



For Instrument Nr. II 

 SK = 284,(57 og BM = 1313,-5T, 



hvis Afvigelser fra de respektive JMiddeltal , der falde sammen 

 med de tidligere anførte endelige Værdier, ere =p 2,62 og ^ 0,83 

 Halvmillimeter henholdsvis for Højdedifferenserne SK og BM. 

 Afvigelserne ere mindre end Aliddelfejlen paa deres Bestemmelse 

 og betegne derfor en saa god Overensstemmelse mellem de to 

 Instrumenter, at saadanne grove individuelle Fejl ved disse, 

 som kunde flyde af kendelige Verifikationsforandringer under 

 Stationsskiftet, maa synes udelukkede eller dog lidet sandsynlige. 

 Lagtet de to gensidige Maaliuger med samme Instrument ere 

 saa langt fra at være samtidige, at der ligger 1^2 til 2 Timer 

 imellem dem , saa turde Refraktionen , hvor forskellig den end 

 kan have været i de enkelte Tilfælde, dog i Gennemsnit have 

 gjort sig gældende med samme Beløb ved iMaalingerne fra en 

 Linies to Endepunkter. Hvis der i saa Henseende havde været 

 en kendelig Forskel tilstede, synes det rimeligt, at denne havde 

 skaffet sig Udtryk ved en større Afvigelse mellem Resultaterne 

 af de to Instrumenter, om ikke ved begge Linier, saa dog i det 

 mindste ved den ene af dem. 



