86 F'it* Tobiesen. 



en tout cas, poiir éviter l'erreiir ijiii poiirrait en resulter, on 

 a fait passer, par un flacon laveur h l'eau distillée, l'air qui 

 se rendait au sang. 



La durée de l'agitation a été la méme pour tous les échan- 

 tillons de sang, savoir 20 minutes, temps plus que suffisant 

 pour que le sang se sature d'oxygéne. Comme le pouvoir 

 qu'a riiémoglobine, et par la menie le sang, d'absorber l'oxy- 

 géne, dépend de la temperature, celle-ci a été maintenue cons- 

 tamment a 15° durant ragitation, car le inatras dans lequel 

 est secoué le sang, se meut pendant cette operation dans nn 

 bain-marie oii l'eau est tenue h 15°. Alors on est sur que 

 dans les 20 minutes pendant lesquelles le sang a été secoué, 

 il a pris la temperature de Teau. 



L'evacuation des gaz du sang se fait a Taide dune pompe 

 a mercure , systéme Hagen. La description de cette pompe 

 se trouve dans un mémoire antérieurement publié par le 

 Laboratoire M- 



. L'analyse de l'air se fait dans l'appareil analyseur de \L Pet- 

 terson, moditlé par M. Ho lir et dont Tavantage est de joindre 

 une grande précision a la simplicité et a la coinmodité des 

 inanæuvres, en sorte qu'avec un pen d'exercice on peut en 

 raoins d'une demi-heure effectuer une analyse de gaz tout a fait 

 exacte. Mais le principal avantage de eet appareil est de per- 

 mettre un noinbre tont a fait illimité danalyses consécutives, 

 sans avoir a relever cliaque fois pression et temperature, ce 

 relevé n'ayant lieu qu'a la premiere analyse; car l'appareil est 

 construit de telle maniére que les determinations s'efYectuent 

 toutes a ces mémes pression et temperature. Comme l'appareil 

 n'est nulle pait décrit sous la forme employée dans le Labora- 

 toire, il sera décrit dans ce qui suit, et la marclie de l'analyse 



M Chr. Bohr et S. Tor up: Sur la teneur en oxjgene des erlstaux d'oxy- 

 hénioglobine, pag. 7. Extrait du Bulletin, etc, Copenhague 1890. 



