Om Anvendelsen af noimait Natriumoxalat i Titreranalysen. 199 



Afvejning af Svovlsyreopløsningen. 

 Burette + Svovlsyreopløsning = Tharaburette -i- 155,581 Gr. ^ 



Temp. I4",5C., Tryk 764,5°''n. 

 Efter Korrektion for Vægtioddernes Fejl: 155,583 Gr. 

 Korrigeret Vægt ved 15° C. og 760°""'s Tryk 155,584 Gr. ■*) 



Burette -f- Rest af Svovlsyreopløsning = Tharaburette -h 31,526 Gr. 



Temp. 15" C, Tryk 764,5""«. 

 Efter Korrektion for Vægtloddernes Fejl: 31,526 Gr. 



Korrigeret Vægt ved 15^ C. og 760'n'n's Tryk . . 31,526 Gr. 



Afvejet Mængde Svovlsyreopløsning . . . 124,058 Gr. 



Afvejning af Natriu mh ydr oxyd opløs ningen. 

 Burette + Natriumhydroxydopløsning = Tharaburette -i- 36,196 Gr. ^) 

 do. + Rest af do. = do. + 35,329 Gr. 



Afvejet Mængde Natriumhydroxydopløsning: 0,867 Gr. 



svarende til en Vægt Svovlsyreopløsning af 0,086 Gr. 



1 23,972 Gr. 

 Altsaa 8,20159 Gr. Natriumoxalat svarer til 123,972 Gr. Svovlsyreopløsning, 

 0: 100 Gram Svovlsyreopløsning indeholder 4,87407 Gram H.SOi. 



Ved Bestemmelser, hvor det drejer sig om en saa stor 

 Nøjagtighed som den, hvorom der her er Tale, kan Normal- 

 Vædskernes mulige Forandring ved Optagelse af Bestanddele fra 

 Opbevaringskarrene fra Forsøgsrækkens Begyndelse til dens 



iagttagne Tryk, idet den derved begaaede Fejl bliver uden Betydning. 

 Vejningerne ere alle reducerede til Middeltemperatur og Tryk, 15° C. og 

 760""i, og tor Lufts Vægtfylde under disse Omstændigheder er sat lig 

 0,001221! ; under de i det her beskrevne Forsøg maalte Temperatur- og 

 Trykforhold (14°,5 C. og 764,5'nni's Tryk) er tør Lufts Vægtfylde 0,ooi235. 

 Den Fejl, der begaas ved, at Glasmassen, svarende til den ringe Forskel 

 i Vægten af de to Filtervejeglas, ved Korrektionen regnes med Natrium- 

 oxalatets Vægtfylde og ikke med Glassets, er uden al Betydning og ud- 

 jævnes tilmed sædvanlig ved en lignende Fejl ved Tilbagevejningen af 

 Filtervejeglasset med Resten af Natriumoxalatet. 



*) Ogsaa her er Vejningen foretaget efter samme Princip som ved Natrium- 

 oxalatafvejningen, men paa en anden Vægt med større Bæreevne og med 

 mindre Følsomhed. Afvejningens Nøjagtighed er foran omtalt. 



^) Vægtfylden af Svovlsyreopløsningen er sat lig 1, hvilket ingen betydende 

 Fejl giver. 



^) Ved Natriumhydroxydopløsningens Afvejning spille Korrektionerne ingen 

 Rolle i Sammenligning med den store Fejl (1 Draabe af Oplosningen), 

 der kan begaas ved Titreringens Udforelse. 



11 



