DE QUELQUES DISSOLUTIONS. 219 



se fasse le plus rapidement possible, j'ai fait construire 

 des thermomètres dont le réservoir est formé d'un tube 

 de 9 millimètres de diamètre intérieur, et de 50 centi- 

 mètres de longueur environ, contourné en forme d'hélice, 

 de manière à pouvoir être entièrement plongé et agité 

 dans un vase cylindrique contenant 1 50 à 250 centimè- 

 tres cubes de liquide. La valeur en eau, de ces thermo- 

 mètres, a varié de 1 5 à 21 grammes. La transmission de 

 la chaleur était assez rapide pour que le maximum fût 

 atteint en 30 secondes. La tige de ces thermomètres était 

 graduée en divisions d'environ 1 millimètre de longueur, 

 d'égale capacité, et coriespondant à peu près k jj-^ de 

 degré. 



Avant l'expérience, on chauffe ce thermomètre dans 

 une étuve, à quelques degrés au-dessus de la tempéra- 

 ture déterminée à laquelle il doit être plongé dans le li- 

 quide. On le retire et le rapproche graduellement du vase 

 où il doit être plongé, et l'immersion s'opère à l'instant 

 où le mercure atteint le trait fixé. Je ne crois pas que 

 l'erreur que l'on peut commettre en opérant ainsi, attei- 

 gne un quart de division, c'est-à-dire -^ de degré. Comme 

 le thermomètre était plongé à, une température d'en- 

 viron 40° supérieure à celle du hquide dont on mesurait 

 Réchauffement, on voit que l'erreur que l'on peut admet- 

 tre de ce chef ne doit pas dépasser —(^Vo • 



La seconde objection, la plus grave, consiste dans 

 l'inexactitude de tous les systèmes proposés pour corri- 

 ger les erreurs produites par le rayonnement du vase 

 servant de calorimètre. Mais il y a un moyen très-simple 

 de rendre toute correction inutile. Au lieu de comparer, 

 comme on l'a fait généralement, les variations de tempé- 

 rature produites par une même source de chaleur dans 



