DE QUELQUES DISSOLUTIONS. 275 



-fTT de division, il en résulte que les variations de vo- 

 lume étaient appréciées pour le moins à 77^000 Pf'ès. 



Bien que ces appareils m'eussent été fournis par des 

 constructeurs réputés, comme exactement calibrés, j'ai 

 reconnu que je ne pouvais pas m'\' fier entièrement, et 

 j'ai dû étudier pour chacun d'eux la marche d'une co- 

 lonne de mercure dans la tige, et établir ainsi pour cha- 

 cun une table de correction. Ce travail me faisait con- 

 naître en même temps la capacité exacte des divisions 

 de la tige. 



Quant à la capacité des réservoirs, et au coefficient de 

 dilatation propre à chaciue appareil, je les ai déterminés 

 par le poids et la mesure des volumes occupés à diverses 

 températures par de l'eau distillée, bien pure et purgée 

 d'air. Je me suis servi, pour ces déterminations, de la 

 table des densités de l'eau, publiée par M. Rossetti \ 

 et calculée sur la comparaison des résultats obtenus par 

 lui-même et par MM. Despretz, H. Kopp, Pierre, Hagen 

 et Matthiessen. 



L'emploi de dilatomètres de grande capacité permet 

 de déterminer par une seule opération la densité et la 

 dilatation d'un liquide ; mais il exige des précautions par- 

 ticulières pour la connaissance exacte de la température 

 au moment de l'observation des volumes. L'appareil sui- 

 vant m'a donné de très-bons résultats. 



Quatre dilatomètres sont disposés en cercle, autour 

 d'un thermomètre à mercure central, dans un vase cyhn- 

 drique en zinc, contenant environ quatre litres d'eau. Un 

 disque métallique percé de trous correspondant aux ré- 

 servoirs de ces appareils est animé d'un mouvement ver- 



* Annales de Chimie et de Physique, 4™e série, XVII, p, 375. 



