276 CHALEURS SPÉCIFIQUES, DENSITÉS ET DILATATIONS 



tical alternatif, déterminé par un appareil mécanique, et 

 entretient constamment l'uniformité de température dans 

 ce réservoir. Il est d'ailleurs contenu dans un autre 

 cylindre plus grand, contenant une dizaine de litres d'eau, 

 au-dessous duquel on peut allumer un bec de gaz. Lors- 

 qu'on éteint cette flamme, la température continue encore 

 à s'élever pendant près de trois quarts d'heure dans 

 le vase intérieur, mais à la fin d'une manière presque 

 insensible, de manière que les divers appareils arrivent 

 peu à peu à une température uniforme, malgré la diffé- 

 rence de leur masse et de leur conductibilité; enfin, la 

 température devient stationnaire et le demeure assez 

 longtemps pour que l'on puisse observer, à deux repri- 

 ses, tous les instruments, en noter les indications et con- 

 stater leur invariabilité. 



Il est clair que ce résultat était surtout facilité par le 

 fait que mes observations étaient faites à des tempéra- 

 tures peu éloignées de la température ambiante. Mais j'ai 

 pu employer le même appareil avec le même succès pour 

 comparer des thermomètres jusqu'à des températures 

 voisines de l'ébullition; il suffît pour cela de ne pas 

 éteindre complètement la flamme du bec de gaz avant 

 de faire une observation, mais de la diminuer seulement 

 de manière que la température ne s'abaisse que très- 

 lentement dans le cylindre extérieur. 



Une précaution indispensable pour l'exactitude des 

 résultats, est de commencer la série des observations en 

 chauffant chaque appareil jusqu'à ce que le liquide at- 

 teigne le sommet du tube, puis de le soumettre à un re- 

 froidissement extrêmement lent, pour arriver à la tem- 

 pérature la plus basse à laquelle l'observation doit 

 commencer. Moyennant cette précaution, l'erreur résul- 



