J. G ad am er: Corydin, Isocorydin. 677 



Die Elementaranalyse 1 ) der sehr schwer verbrennenden Alkaloide 

 lieferte folgende Daten: 



1. 0,2442 g Corydin: 0,1587 g H 2 Ü; 0,6282 g CO.,. 



2. 0,2448 g Corydin: 0,1502 g H z O; 0,6295 g C0 2 . 



3. 0,2716 g Isocorydin: 0,1581 g H 2 0; 0,6950 g C0 2 . 



4. 0,2427 g Isocorydin: 0,1508 g H 2 0; 0,6277 g C0 2 . 



5. 0,2064 g Isocorydin: 7,55 ccm N über 28% iger KOH; 

 t = 23°; p = 748 mm. 



Gefunden : 

 1. 2. 3. 4. 5. Berechnet für 



C 20 H 23 NO 4 : 



Corydin Isocorydin 



C 70,1 70,1 69,8 70,2 70,3% 



H 7,3 6,8 6,5 6,9 — 6,8% 



N — _ 4 ,2 4,1% 



*) A n m. Ueber die zweckmäßige Stellung des Verbrennungs- 

 ofens sind die Ansichten der Analytücer geteilt. Das vollständige Ueber- 

 treiben der Verbrennungsprodukte macht bei wagerechter Stellung einige 

 Schwierigkeiten; sowohl Kohlenstoff als Wasserstoff werden etwas 

 zu niedrig ausfallen. Um das spezifisch schwerere Kohlendioxyd in 

 die gewogenen Vorlagen überzuführen, neigen daher die einen Analytiker 

 den Ofen in der Richtung nach den Vorlagen. Alsdann ist es aber 

 überhaupt nicht möglich, das Wasser quantitativ überzutreiben, da der 

 Wasserdampf spezifisch leichter als Luft oder Sauerstoff ist. Aus 

 diesem" Grunde geben andere Analytiker der umgekehrten Neigung 

 den Vorzug, da sich das stets gasförmig bleibende Kohlendioxyd auch 

 bei dieser Stellung, wemi auch langsam, völlig in die Vorlagen über- 

 führen läßt. Am besten ist es zweifellos bei der Analyse beide Stellungen 

 zu benützen, erst fallende, dann steigende, um C0 2 und dann H 2 

 nach üirer natürlichen Beschaffenheit aus dem Verbrennungsrohr zum 

 Abströmen zu bringen. Die gewöhnliche Einrichtung der Verbrennungs- 

 öfen ist für diesen Zweck wenig geeignet, da die Vorlagen bei den Um- 

 stellungen leicht in Unordnung kommen können. Durch eine sehr ein- 

 fache Vorrichtung habe ich aber erreicht, daß der Ofen an dem den 

 Vorlagen abgekehrten Ende gehoben oder gesenkt werden kann, ohne 

 daß das andere Ende und damit die Apparate erschüttert werden. 

 Ich lasse das hintere Ende nicht auf zwei Füßen, sondern auf einer in 

 einem Kugellager drehbaren, üi der Mitte montierten Flügelschraube 

 stehen, so daß also der ganze Ofen nur auf drei Punkten unterstützt 

 ist. Wenige Drehungen der Schraube nach der einen oder anderen Seite 

 bringen den Ofen sofort in die gewünschte Lage. Die Firma 

 W. C. Heraeus in Hanau versieht auf Wunsch ihre elektrischen Ver- 

 brennungsöfen mit dieser sehr empfehlenswerten Vorrichtung, die 

 übrigens von jedem Mechaniker mit Leichtigkeit an den vorhandenen 

 Oefen angebracht werden kann. 



