80CIETK SUIStSE OR rilVSKilK 43 



précision', elle nécessite des installations riches, perfectionnées et 

 ■coûteuses, d'ailleui-s presque impossibles à réaliser dans les circons- 

 tances actuelles. J'ai cherché à adapter la mesitrc électrique threcte 

 des calories, procédé appliqué pour la première .fois par Gaede(iy02) 

 dans des limites étroites de température, puis par Emken. Xemst. etc. 

 dans leurs recherches connues aux très basses températures ; l'avan- 

 tage capital est que le corps à étudier est son propre calorimètre, et 

 que par suite on épargne en bloc toute l'installation calorimétrique 

 proprement dite. 



Cependant, à première A'ue. il semble im|)n8sible de réaliser ces 

 mesures à des températures élevées, car tout ce qui les rend pratiques 

 •et sûres dans le voisinage du zéro absolu (isolements thermiques excel- 

 lents par chaml)res à doubles parois argentées, rayonnements prati- 

 quement nuls, etc.) change totalement d'aspect au rouge, en particu- 

 lier les échanges par rayonnement deviennent énormes. 



Et pourtant je crois tout à fait possible de vaincre toutes ces diffi- 

 cultés en même temps : il suffit pour cela d'équilibrer à la fois les 

 «changes par convection. par conduction et par rayonnement efi re- 

 ■couranf à des opérations strieteme/it adiabafiqnes. 



Je me propose de réaliser ces conditions ainsi qu'il suit ^ : 



Dans un four électrique vertical fermé à sa partie supérieure, on 

 réalisera un espace étendu i\ température à peu près homogène (par 

 manchons métalliques convenables) ; dans cet espace, on lixera une 

 enveloppe métallique fermée (B) pourvue, elle aussi, d'enroulements et 

 enfin dans l'intérieur de cette enveloppe le corps-calorimètre propre- 

 ment dit (C) muni d'un troisième enroulement indépendant des deux 

 première ; C sera séparé de B de tous côtés par un espace (air) suffi- 

 «ant. Une mesure comprendra les opérations suivantes : par un cou- 

 rant dans son circuit, on fera monter la température de C de l'inter- 

 valle désiré it tout en maintenant continuellement (par le moyen du 

 circicit de B) la température de la face intérieure de B égale à la tem- 

 pérature des parois de C. L'énergie AQ nécessaire au corps-calori- 

 mètre pour varier de \t est alors donnée directement et sans correc- 



' Voir en particulier : Weiss, P., Piccard, A. et Carrard, A. Calorimétric 

 des substances ferromagnétiques. Arch. 1917, vol. 43, p. 22, 113, 199. 



- J'.ivais l'intention de ne publier cette méthode projetée depuis un cer- 

 tain temps déjà qu'avec des résultats numériques sûrs pour l'appuyer. Les 

 circonstances actuelles, en obligeant nios collaborateurs et moi-mcme à des 

 absences prolongées et fréquentes pour des services militaires, ont entravé 

 les expériences. Comme je ne serai de nouveau pas libre la plus grande 

 partie de l'été, je me résous à cette publication sonuuaire qui pourra peut- 

 être rendre des services même sans détails de mise au point. Les mêmes 

 remarques s'appliquent à la communication suivante. A. P. 



