44 SOCIÉTÉ SUISSE I)E PHYSIQUE 



tion par le produit (ou la somme des produits) volts-ampères-temps du 

 circuit C. 



Quelques remarques expérimentales : 



1<* La réalisation de l'uniformité et de l'égalité de température 

 des parois se heurte à de sérieuses difficultés : la solution est sans 

 doute accessible avec des parois épaisses aussi bonnes conductrices de 

 la chaleur que possible et la répartition adéquate des enroulements ; 

 l'enroulement C (corps échantillon) de\Ta être placé à la surface même 

 et il paraît avantageux de le disposer une fois pour toutes sur une même 

 boîte bonne conductrice dans laquelle on enfermera successivement 

 les divers échantillons. 



2° Il est très possible que, pour une mesure rapide en première 

 approximation, on puisse se passer de V enroulement B (four protec- 

 teur) en laissant simplement la caisse B (à parois fortes et fermées 

 dans toutes directions), celle-ci étant chauffée par le four lui-même. 



3" Si l'on a noté des différences de température passagères entre 

 calorimètre et enveloppe, il sera facile de déterminer leur influence 

 par deux séries d'observations faites en maintenant volontairement 

 une différence de température respectivement en plus et en moins. 



4° L'observation la plus naturelle et la plus simple de la différence 

 de température corps-enveloppe, savoir avec un seul couple thermo- 

 électrique dont les soudui'es sont en contact respectivement avec cha- 

 cune des deux parois, est sans aucun doute inapplicable, car le mau- 

 vais isolement à haute température tolérerait toujours des dérivations 

 dans ce circuit des courants B et C : on prendra deux couples indé- 

 pendants fermés par exemple sur un galvanomètre différentiel. 



5" Pour autant qu'on peut le prévoir, la méthode ne comporte pas 

 une précision si élevée que la calorimétrie des mélanges perfec- 

 tionnés. 



6" Quant à ses avantages on peut indiquer : grande rapidité, car le 

 corps n'est plus manipulé une fois en place et tout se réduit à dea 

 réglages et lectures de courants et de temps ; pas de risques de dété- 

 rioration par contact du corps chaud avec l'eau, soit par ruptures soit par 

 actions chimiques ; interprétabilité immédiate des résultats sans pas- 

 ser par les valeurs moyennes que donne la calorimétrie habituelle ; 

 on pourra distinguer par exemple dès en faisant les observations une 

 variation discontinue de la chaleur spécifique, une chaleur latente, 

 etc., on pourra même mesurer directement une chaleur latente de 

 transformation, la chaleur de fusion de l'or, du nickel, la chaleur de 

 vaporisation du mercure ne paraissent pas inaccessibles, etc. Et cela 

 peut offi'ir des données extrêmement précieuses à la thermodynamique 

 srénérale. 



