SOCIETE SUISSE DE PHYSKiUE 45 



Albert Perucer (Lausanne). — Sur une méthode différentielle 

 rapide d'analyse thermique et l'observation directe des dérivées de 

 grandeurs physiques. 



Le but essentiel de l'analyse thermique est de découvrir les tempé- 

 ratures des transformations, (changements d'états allotropiques, etc.) 

 accompagnées d'effets caloritiques divers. En principe le relevé de 

 <;oî(rbes de refroidissement (ou de chauffage) lui suffit, car toute ano- 

 malie doit s'y traduire par des irrégularités. Cependant ce jirocédé 

 est malaisé et peu sensible et on a dû recourir à des perfectionne- 

 ments notables pom- faire face aux exigences de la recherche indus- 

 trielle. Ceux-ci consistent principalement en l'utilisation constante 

 d'enregistreurs automatiques combinés à des dispositifs différentiels 

 <jui dérivent de près ou de loin du principe suivant (Roberts-Austen) : 

 Observation directe de la différence de température de deux corps 

 «e refroidissant en même temps dans les mêmes conditions, l'un cons- 

 titué de la substance à étudier, l'autre, le corps témoin, d'une subs- 

 tance différente qu'une étude antérieure a démontré être dépourvue 

 d'anomalies thermiques. Ce procédé, que j'ai utilisé moi-même pour 

 des recherches sur les cristaux, notées ici même il y a deux ans, se 

 heurte à une difficulté parfois capitale, celle de trouver pour chaque 

 cas le corps témoin favorable, et on ne trouve jamais qu'une approxi- 

 mation plus ou moins insuffisante. 



Le procédé nouveau dont je vais donner le principe ne nécessite 

 pas de corps de comparaison ou plutôt la substance elle-même est son 

 propre témoin^ en outre il conduit à Vobservation directe de la vitesse 

 de refroidissement (ou de chauffage) : 



Considérons deux corps parfaitement identiques (constitution 

 ■dimensions, surface) amenés à une même température. leiu'S courbes 

 ■de refroidissement dans des conditions égales sont elles-mêmes super- 

 posables, quelle que soit d'ailleurs leur allure. Mais au lieu de déclen- 

 cher leur refroidissement (ou chauffage) au même instant, nous le 

 ferons avec un faible retard A~~, les deux courbes t=^f(.z) observées 

 çont alors simplement déplacées en abscisses l'une par rapport à l'au- 

 tre de \£ et leurs ordonnées pour la même abscisse sont évidemment 

 différentes de A^ correspondant à A..~, c'est-à-dire à une grandeur pro- 

 portionnelle à ^_ , soit à la vitesse de refroidissement. 



Cela posé, remarquons que l'on n'a nullement besoin d'enregistrer 

 les courbes i ^ f (2) elles-mêmes : il suffira de mettre les deux sou- 

 dures d'un couple en contact respectivement avec l'un ou l'autre 



corps pour lire directement —; eti unités arbitraires sur l'échelle d^un 

 galvanomètre. 



On voit sans peine la conséquence pratique : si la substance pré- 



