RKCHERCUES DU SPECTRE CONTINU DES RAYONS X 67 



On ne photogi-aphie la bande que d'un côté. A la fin de chaque 

 expérience, les raies caractéristiques du cuivre K^ et K., sont 

 |)hotographiées sur la plaque dans les deux positions symé- 

 triques. (Le changement de Tanticathode se fait sans qu'on soit 

 obligé de réajuster le dispositif.) Pendant que le tube fonctionne, 

 le cristal tourne entre des limites calculées d'avance, de façon 

 que la tète de la bande se trouve environ au milieu des deux 

 angles limites. La longueur d'onde minimum A, est mesurée par 

 rapport aux raies du cuivre. Sa position relative k ces raies de 

 repère est mesurée sur la plaque photographique avec un petit 

 cathétomètre permettant de faire les lectures au centième de 

 mm. 



V. — Discussion des causes d'erreur. Nous supposerons pour 

 cela le cas où la fente et l'axe de rotation du spectromètre se 

 trouvent dans un plan perpendiculaire au plan de la plaque 

 photographique. En outre la fente et l'axe de rotation sont tous 

 deux i)arallèles au plan de la plaque; l'axe de rotation coïnci- 

 dant avec la surface du cristal. Dans ces conditions, la distance 

 séparant le milieu de la plaque à une raie quelconque est pro- 

 portionnelle à la tangente du double de l'angle de réflexion. (Le 

 milieu de la plaque est l'intersection du plan fente axe et du 

 plan de la plaque photographique.) Ce milieu peut facilement 

 être déterminé de la manière suivante : il existe deux positions 

 du cristal, permettant d'obtenir une raie spectrale d'une lon- 

 gueur d'onde donnée. Ces deux positions sont symétriques par 

 rapport au plan fente/axe. Le milieu se trouve donc à la moitié 

 de la distance entre ces deux raies. Si l'on veut mesurer la lon- 

 gueur d'onde d'une raie ou d'une tête de bande, les deux raies 

 repères étant données, il suffira de photographier cette raie ou 

 cette bande d'un côté pour déterminer la distance qui la sépare 

 du milieu de la plaque. 



Dans ces lecherches la symétrie du spectromètre a été véri- 

 fiée, en [)hotographiant différentes paires de raies sur la même 

 plaque. On était assuré de cette symétrie en constatant que la 

 distance séparant deux raies difterentes, était la même de cha- 

 que côté. 



D'après ce qui précède, il faut non seulement que le dispositif 

 soit symétrique, mais aussi que la surface du cristal comprenne 



