RECHKRCHE8 UU Sl'ECTUE CONTINU DES RAYONS X 69 



l la double distance entre la tête de la bande et le milieu de 

 la plaque. 



/o la distance entre les centres des deux raies repères. 



(f Tangle de réflexion qui correspond à la tête de la bande. 



^0 Tangle de réflexion connu de la raie repère*. 



L la distance entre l'axe de rotation et la plaque photogra- 

 phique. 



Si, dans la relation G, le facteur entre parenthèses est supprimé, 

 le spectromètre est parfaitement ajusté. Ce facteur intervient 

 par le fait que l'axe de rotation se trouve en dehors de la sur- 

 face du cristal. (La valeur de v> dans le facteur entre crochets 

 doit être connue approximativement; on l'obtient en employant 

 la formule du spectromètre parfait.) Telles sont les principales 

 causes d'erreur qui résultent de remploi du spectromètre'-. 



Les distances ?o et l ont été mesurées avec un cathétomètre, 

 muni d'un microscope. Les bords des raies repères pouvaient 

 être pointés h. quelques centièmes de millimètres près. La mise 

 au point du microscope se faisait sur une ligne, tracée perpen- 

 diculairement aux i-aios, la courbure de ces dernières étant né- 

 gligeable. Les têtes de bandes n'étaient pas rigoureusement 

 nettes, c'est-cVdire, qu'au lieu d'avoir le phénomène décrit à la 

 fin du paragraphe 111 on observe ce qui suit. En approchant de 

 la bande, on rencontre d'abord un endroit A, où le noircisse- 

 ment commence à devenir sensible; en s'éloignant encore da- 

 vantage du milieu, le noircissement augmente plus ou moins 

 rapidement. Il atteint une valeur constante en B. La tête de 

 bande est nette lorsque A et B sont rapprochés, elle devient 

 floue quand A et B s'éloignent l'un de l'autre. L'endroit du 

 noircissement constant est assez facile à déterminer. Il a été in- 

 diqué sur nos plaques par un trait fin. Ce sont ces traits fins qui 

 servent de repères pour la lecture au microscope ; ils ont été 

 faits avec une lame de rasoir en employant une loupe de faible 

 grossissement,, celui du microscope étant trop fort pour per- 

 mettre des lectures directes, (Excepté pour la plaque n" G.) La 

 distance entre A et B varie dans notre cas entre 1 à 3 dixièmes 



' Longueur d'onde du centre de la double raie K du cuivre 1,541 unités 

 Angstrœm. Voir Siecrahn, loc. cit. 



- Pour une discussion plus détaillée, voir Wagner, E , loc cit. 



