70 RECHERCHES DU SPECTRE CONTINU DES RAYONS X 



de millimètre; cela correspond à une variation de l d'environ 

 2à 3 7o- La question se pose de savoir jusqu'à quel degré on 

 peut s'approcher du cas idéal d'une limite de bande tout à 

 fait nette. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de 

 nous occuper encore du dispositif expérimental. 



a). Le manque de netteté est dû en partie aux va;riations du 

 potentiel aux bornes du tube. Ces variations étaient de 1 à 

 2 %. De ce fait résulte un déplacement du noircissement cons- 

 tant vers le côté des longueurs d'ondes croissantes. 



b). Les rayons X pénètrent dans le cristal. La réflexion des 

 rayons due à un phénomème d'interférence, ne se produit pas 

 uniquement à la surface du cristal, dont une certaine épaisseur 

 (dépendant de la dureté des rayons et de leur absorption dans 

 le cristal) participe à cette réflexion. On se rend facilement 

 compte que la limite de la bande ne peut pas être nette dans ces 

 conditions. Il s'agit maintenant de trouver les cori-ections des 1,1 

 étant la double distance entre le milieu de la plaque photogra- 

 phique et l'endroit du noircissement constant B. Les rayons qui 

 pénètrent dans le cristal n'ont pas une influence appréciable 

 sur la position de B. Mais en rendant la limite de la bande plus 

 floue, ils augmentent Tincertitude relative à la détermination de 

 la position B. 



Quant aux variations du potentiel, il est évident qu'elles en- 

 gendrent une erreur systématique dans la détermination de l. 

 La correction de l résultant de cette cause a le signe négatif; 

 elle est d'environ 1 à 2 °/o fl^"'^ '^s recherches qui font l'objet 

 de cette note. Une seconde correction est due à la largeur de la 

 fente du spectromètre. Une considération géométrique montre 

 aisément que cette correction est : b/cos 2(p (b = largeur de la 

 fente). Dans notre cas, b était de 1 à 2 dixièmes de millimètre. 

 11 en résulte une cori'ection de Tordre de grandeur de celle déjà 

 indiquée, mais son signe est positif. La détermination des l ne 

 pouvant être faite sur nos plaques qu'avec une précision de 

 quelques 7o. il n'y avait pas lieu défaire subir de correction aux 

 valeurs de /, les deux corrections indiquées étant de même 

 ordre de grandeur et de signe contraire. Pour calculer les lon- 

 gueurs d'ondes limites, je me suis donc servi des valeurs l telles 

 qu'elles ont été mesurées avec le cathétomètre. 



