LA MESURE DES HAUTS VOLTAGES 251 



tances suffisamment grandes, la recherche du rapport n'a pu 

 être poussée plus loin. 



8. La valeur du rapport C, lorsque le secondaire est à circuit 

 ouvoi't, doit être égale, pour les ditterentes tensions aux 

 nombres trouvés ; les mesures faites jusqu'à 20 000 volts en fer- 

 mant le secondaire sur un transformateur de mesure ont donné 

 pour rapport C 329,5, valeur bien différente. Dans ce cas, la 

 formule simplifiée n'est plus applicable à cause du circuit in- 

 ductif du transformateur de mesure. Afin d'utiliser la foi-mule 

 (4) à la mesui'e du voltage secondaire, on peut introduire une 

 modification utile en remplaçant r"^ en fonction de l'intensité 

 du courant : 



En posant 



il vient 



et en posant 



on a finalement 



K- ; -^ := rt : — := 1 -f- — 



E, 1 + - = E, Krt . 



E = E . Kfl. — / ; 



2 1 



i{ est la résistance intérieure du secondaire. 



4. Il y aurait avantage à construire le troisième circuit avec 

 une résistance ohmique faible afin de faire tendre le rapport 



r 



T, le plus près possible de l'unité. 



;• 



Pour terminer, remarquons qu'on |)0urrait calculer E., par la 

 formule (5) mais elle a l'inconvénient de comporter les valeurs^ 

 de x^ et x.^ qui varient avec l'intensité du courant, tandis que- 

 la méthode du scléromètre fait abstraction de ces valeurs. 



Institut de Physique de l'Université de Fribourg. 



