IMDICES DR RÉFRACTION, KTC. 377 



Après divers essais, nous nous sommes décidés à me- 

 surer les indices de nos solutions par la méthode que 

 M. F. Kohiransch a décrite il y a quelques années', et 

 que M. Liebisch a si ingénieusement modifiée dans son 

 réfractomètre bien connu, pour l'appliquer aux recher- 

 ches cristallographiques. 



Le liquide à étudier était introduit dans une cuve à 

 faces parallèles, hermétiquement fermée par une plaque 

 de liège, lutée à la paraffine. Un thermomètre traversait 

 cette plaque et avait son réservoir complètement immergé 

 dans la cuve. Celle-ci était appliquée à l'aide d'une cou- 

 che de baume de Canada contre une face A d'un bon 

 prisme triangulaire de verre, et le tout était fi.xé et réglé 

 à la manière ordinaire sur un arand goniomètre à limbe 

 horizontal. Le collimateur du goniomètre était supprimé, 

 la lunette réglée sur l'infini. On faisait tomber sur la 

 seconde face B du prisme, la lumière d'une source mo- 

 nochromatique, et, la lunette étant amenée vis-à-vis de 

 la troisième face C, on mesurait l'angle a compris entre 

 la normale à cette face et la limite de réflexion totale des 

 rayons réfléchis à l'intérieur du prisme sur la surface du 

 liquide parallèle à la face A. Le baume de Canada et la 

 lame à faces parallèles qui forme le paroi de la cuve 

 n'influent pas sur cet angle; tout se passe comme si le 

 liquide était immédiatement en contact avec le prisme. 

 Si n est l'indice du liquide, N celui du prisme, et (p l'angle 

 des faces A et C, on a : 



n = sin cp [/ N' — sju' a — cos tp sin a 

 L'angle a est compté positivement à partir de la nor- 



' Wied. Ann., 1882, t. XVI, p. 603. 



